10 
П. И. Ваннари, 
8 . Скопинъ. 
Метеорологическая станція устроена при Реальномъ Училищѣ въ возвышенной, от¬ 
крытой мѣстности. 
Термометры были установлены на открытомъ незатѣненномъ мѣстѣ. Почва состоитъ 
до глубины 0,4 м. изъ чернозема, до 0,8 м. изъ чернозема съ примѣсью песка и глины и 
до 1,6 м. изъ смѣси песка и глины, причемъ глина преобладаетъ. Поверхность земли 
покрыта травой; зимою снѣгъ удаляется, исключая слоя въ 0,02 м. толщиною. 
Термометръ для опредѣленія температуры поверхности земли лежитъ круглый годъ 
на голомъ черноземѣ, съ котораго зимою снѣгъ удаляется. 
Наблюденія начались въ маѣ 1889 г. Здѣсь приведены наблюденія только за 1890 и 
1891 гг. Наблюденіями за 1892 г. мы не могли воспользоваться, потому что въ этомъ 
году есть перерывъ отъ 4—5 мѣсяцевъ и кромѣ того термометры получили другую установку. 
9. Кіевъ. 
Въ Метеорологической Обсерваторіи Кіевскаго Университета производятся съ 1889 г. 
правильныя наблюденія надъ температурою почвы на поверхности земли и на слѣдующихъ 
глубинахъ: 0,0, 0,1, 0,2, 0,4, 0,8, 1,6 и 3,2 м. Температура поверхности земли наблю¬ 
далась впрочемъ уже нѣсколько лѣтъ раньше. 
Термометры установлены на лужайкѣ въ Ботаническомъ саду Университета, распо¬ 
ложенномъ на одномъ изъ холмовъ, на которыхъ построенъ городъ. Почва состоитъ изъ 
желто-бурой глины съ маленькими ледниковыми валунами и очень маленькими известковыми 
конкреціями и проницаема для воды. Вблизи термометровъ трава тщательно скашивается ; 
снѣгъ остается нетронутымъ. 
Нулевыя точки термометровъ провѣрялись ежегодно, кромѣ термометровъ на глуби¬ 
нахъ 0,8, 1,6 и 3,2 м., которые до марта 1892 г. оставались непровѣренными. При про¬ 
вѣркѣ, предпринятой въ этомъ мѣсяцѣ, оказалось, что у термометровъ на глубинѣ 0,8 и 
3,2 м. пулевыя точки не перемѣстились, у термометра же на глубинѣ 1,6 м. нулевая точка 
оказалась поднятой на 1°9 т. е. у этого термометра была поправка —1°9; при тщатель¬ 
номъ разсмотрѣніи оказалось, что шкала этого термометра опустилась. По мнѣнію профес¬ 
сора П. И. Броунова показанія этого термометра съ 1889 г. надо считать ненадежными, 
но мнѣ кажется, что всетаки можно ими воспользоваться, если придать найденную въ мартѣ 
1892 г. поправку —1°9 къ опредѣленнымъ посредствомъ этого термометра величинамъ, 
начиная съ апрѣля 1890 года, такъ какъ съ этого мѣсяца показанія означеннаго термо¬ 
метра являются слишкомъ высокими, именно на эту величину, въ чемъ легко убѣдиться при 
сравненіи съ показаніями термометровъ на глубинахъ 0,8 и 3,2 м. 
Въ январѣ 1892 г. разбился термометръ на глубинѣ 0,1 м. и былъ замѣненъ другимъ 
