Отчетъ по Главной Физической Обсерваторіи за 1896 г. 
49 
облака, а для нѣкоторыхъ по 4 и даже по 8. Для того, чтобы выполнить эту обширную 
экстренную работу, въ Константиновскую обсерваторію былъ приглашенъ четвертый 
младшій наблюдатель В. В. Кузнецовъ. Такъ какъ эти наблюденія требовали не менѣе 
двухъ наблюдателей одновременно и такъ какъ, во избѣжаніе пробѣловъ, необходимо было, 
чтобы всѣ наблюдатели были знакомы съ этими новыми наблюденіями, то дежурства были 
распредѣлены между всѣми 4-мя наблюдателями, причемъ ежедневно, сверхъ дежурнаго 
и поддежурнаго но обычнымъ наблюденіямъ, назначенъ былъ на опредѣленные часы дежур¬ 
ный по наблюденіямъ надъ облаками. 
Новый термографъ Фуса (большихъ размѣровъ, чѣмъ прежній) съ электрическимъ венти¬ 
ляторомъ, послѣ возвращенія съ выставки, установленъ, жюстированъ и приведенъ въ дѣй¬ 
ствіе; единственный недостатокъ, который остается устранить въ немъ, это частая остановка 
вентилятора; вѣроятно это удастся исправить, замѣнивъ желѣзный коллекторъ мѣднымъ. 
Въ январѣ и Февралѣ установленъ и жюстированъ во временномъ павильонѣ упомя¬ 
нутый новый нормальный деклинаторъ. Постройка его начата при моемъ предмѣстникѣ. 
Деклинаторъ помѣщенъ на столбѣ D изъ эстляндскаго мрамора внутри отопляемой 
комнаты временнаго павильона (см. приложенный планъ), гдѣ температура поддерживается 
почти постоянною, что важно для устраненія токовъ воздуха вокругъ магнита, а также 
для сохраненія болѣе постояннымъ вліяніе крученія металлической нити; наконецъ, въ ото¬ 
пляемомъ помѣщеніи, вслѣдствіе сухости воздуха, приборъ лучше сохраняется. Магнитъ 
имѣетъ Форму полаго цилиндра, внутри котораго устроенъ коллиматоръ. Вѣсъ его 289,7 
грамма, длина 140,4 мм., діаметръ внѣшній 26,3 мм., внутренній 19,3 мм. Онъ подвѣшенъ 
на нейзильберовой проволокѣ, которую г. Рорданцу удалось вытянуть діаметромъ въ 
0,05 мм. Длина нити 1,94 метра. Подвѣсная труба соотвѣтственной высоты составлена 
изъ имѣвшейся въ запасѣ мѣдной трубы и поставленной надъ нею стеклянной трубки. 
Верхній конецъ нити закрѣпленъ за ушко выдвигающагося по желанію мѣднаго стержня 
вверху стеклянной трубки, а на верху мѣдной трубки устроенъ кругъ крученія, раздѣ¬ 
ленный отъ 15' до 15', съ верньеромъ, который даетъ отсчеты до Г. Ящикъ, окружающій 
магнитъ, укрѣпленъ на мѣдномъ днѣ, которое на 4 колесахъ стоитъ на рельсахъ, располо¬ 
женныхъ по дугѣ, въ центрѣ которой на другомъ мраморномъ столбѣ установленъ теодолитъ 
Деринга (съ горизонтальнымъ кругомъ работы Эртеля). Такая установка даетъ возмож¬ 
ность перемѣщать деклинаторъ соотвѣствеино съ вѣковымъ измѣненіемъ магнитнаго скло¬ 
ненія. Въ проектѣ прибора, выработанномъ Г. И. Вильдомъ, уже было предположено 
автоматическое приспособленіе для передвиженія прибора по рельсамъ издали, стоя у теодо¬ 
лита; такое же приспособленіе было проектировано для арретированія и освобожденія магнита 
и для замѣны его мѣднымъ цилиндромъ и обратно; я дополнилъ этотъ проектъ приспосо¬ 
бленіемъ для такого-же автоматическаго поворачиванія магнита вокругъ оси на 180°. Всѣ 
эти довольно сложные приводы были выполнены г. Рорданцемъ съ полнымъ успѣхомъ, 
такъ что теперь всѣ главныя дѣйствія съ приборомъ можно производить движеніями издали, 
Зап. Физ.-Мат. Отд. 7 
