50 
М. РЫКАЧЕВЪ. 
не подходя къ прибору. Благодаря тому, что нить была металлическая, хорошаго качества, 
тонкая и длинная, величина крученія получилась весьма постоянная и притомъ небольшая. 
Изъ 4-хъ опредѣленій въ разное время года найдено при закрученіи нити на 360° вліяніе 
крученія 28' 46" zt 8”; слѣдовательно, чтобы отклонить магнитъ отъ магнитнаго меридіана 
на 1", нить должна быть закручена на 12 l / 2 '. Въ дѣйствительности- ж е передъ каждымъ 
наблюденіемъ крученіе уничтожалось обыкновенно въ предѣлахъ dz 7', слѣдовательно 
вліяніе крученія во всякомъ случаѣ было менѣе dz і". Для опредѣленія склоненія въ началѣ 
и въ концѣ наблюденій наводилась труба теодолита Эртеля-Д еринга, установленнаго на 
столбѣ D', противъ деклинатора на трубу пассажнаго инструмента, установленнаго на 
столбѣ Р въ астрономическомъ павильонѣ, и дѣлались отсчеты на горизонтальныхъ кругахъ 
обоихъ инструментовъ. Отсчетъ на горизонтальномъ кругѣ пассажнаго инструмента, соот¬ 
вѣтствующій истинному меридіану, опредѣлялся посредствомъ астрономическихъ наблюденій 
и южной миры. По этимъ даннымъ опредѣлялось магнитное склоненіе. Каждое опредѣ¬ 
леніе направленія магнитной осп магнита получалось изъ 4-хъ наблюденій при положеніяхъ 
магнита: знакомъ кверху, знакомъ книзу, знакомъ книзу и знакомъ кверху. Наведеніе 
трубы теодолита на крестъ нитей пассажнаго инструмента дѣлалось съ точностью dz 0"8, 
съ такою-же приблизительно точностью (і") дѣлались наведенія трубы пассажнаго инстру¬ 
мента на трубу теодолита. На миру труба пассажнаго инструмента наводится съ точ¬ 
ностью dz 1'.'4 средняя погрѣшность одпого наведенія трубы теодолита на магнитъ, судя 
по отсчетамъ, сдѣланнымъ при одномъ и томъ же положенія магнита послѣ приведенія ихъ 
къ одному дѣленію шкалы варіаціоннаго прибора, равна zt 4"б. По этому средняя 
ногрѣшностъ въ результатѣ одного опредѣленія склоненія въ секундахъ дуги будетъ 
± Ÿ (і) а -*-(т|)’' н -(і-4) І -»-(і) і -ь(^) , =з:і 
Съ другой стороны, изъ непосредственнаго сравненія отдѣльныхъ опредѣленій нормаль¬ 
наго положенія магнитометра склоненія съ среднимъ мѣсячнымъ выводомъ получаемъ 
вѣроятную погрѣшность каждаго опредѣленія zt 4"; эта величина и должна быть болѣе 
первой, такъ какъ въ нее входитъ еще погрѣшность въ отсчетахъ по магнитометру и измѣ¬ 
ненія нормальнаго положенія. Такимъ образомъ мы можемъ принять, что въ пріемахъ 
опредѣленія склоненія мы вводимъ погрѣшность до zt 3"; такъ какъ средняя погрѣшность 
въ среднемъ выводѣ опредѣленія азимута миры = около zt 4", то оказывается, что абсо¬ 
лютныя опредѣленія склоненія дѣлаются у пасъ съ точностью до zt V (3,1 ) 2 -+- (4) 2 = dz 5" 
Съ 8 августа до 2 ноября, въ дополненіе къ наблюденіямъ надъ испареніемъ воды въ 
чашкѣ эвапорометра Вильда, установленнаго въ будкѣ, производились опыты для опредѣ¬ 
ленія испаренія съ дерна , при условіяхъ, приближающихся къ испаренію съ естествен¬ 
наго покрова земли въ паркѣ Обсерваторіи. Для этой цѣли механикъ Мюллеръ изготовилъ 
по моимъ указаніямъ цинковый эвапорометръ, состоящій изъ трехъ сосудовъ; изъ нихъ верхній, 
четыреугольной Формы, длиною въ 40, шириною въ 25 и глубиною въ 15 сантиметровъ, 
