54 
М. РьіКАЧЕВЪ. 
Для контроля непосредственныхъ ежечасныхъ метеорологическихъ наблюденій слу¬ 
жили въ теченіе всего года записи имѣющихся самопишущихъ приборовъ (барографа, 
термо-гигрограФаи омбро-атмограФа системы Вильда-Гаслера и геліографа Кемпбелл). 
Изъ записей этихъ приборовъ по прежнему обрабатывались правильно и постоянно записи 
омбро-атмограФа, геліографа и отчасти анемографа (направленіе вѣтра); записями-же осталь¬ 
ныхъ самопишущихъ приборовъ пользовались только въ сомнительныхъ случаяхъ для про¬ 
вѣрки непосредственныхъ наблюденій. 
Уже въ прошлогоднемъ отчетѣ упомянуто, что магнитометры, изготовленные въ соб¬ 
ственной мастерской Обсерваторіи, не оправдали возложенныхъ на нихъ ожиданій. Въ 
апрѣлѣ отчетнаго года эти магнитометры были сняты, чтобы приступить къ перестройкѣ 
помѣщенія. Къ концу года въ готовомъ помѣщеніи установлена мною новая серія варіа¬ 
ціонныхъ магнитометровъ, выписанныхъ отъ механика Эдельмана; окончательную жюсти- 
ровку этихъ приборовъ пришлось однако отложить на слѣдующій годъ. 
Для производства абсолютныхъ магнитныхъ наблюденій въ теченіе всего года слу¬ 
жили еще прежніе приборы. За исключеніемъ времени съ 15 мая по 15 іюля, когда эти 
опредѣленія произведены были мною, абсолютныя магнитныя наблюденія вообще дѣлалъ 
Р. Ѳ. АссаФрей; въ производствѣ наблюденій надъ наклоненіемъ съ сентября мѣсяца уча¬ 
ствовалъ И. В. Фигуровскій. Во время командировки въ С.-Петербургъ изслѣдованы 
мною въ Константиновской Обсерваторіи новые магнитные приборы, пріобрѣтенные для 
нашей Обсерваторіи отъ механика М. Эдельмана: большой однонитныймагнитный теодолитъ 
и индукціонный инклинаторъ, системы Г. И. Вильда. При изслѣдованіи магнитнаго теодо¬ 
лита, къ сожалѣнію, оказалось, что этотъ приборъ въ настоящемъ своемъ видѣ не можетъ 
служить для точнаго опредѣленія горизонтальнаго напряженія, такъ что я былъ вынуж¬ 
денъ возвратить его механику для передѣлки. Индукціонный инклинаторъ оказался годнымъ 
къ употребленію, и поправки его относительно временнаго нормальнаго инклинатора Кон¬ 
стантиновской Обсерваторіи мною опредѣлены. Съ октября мѣсяца въ Тифлисской Обсер¬ 
ваторіи производились наблюденія надъ наклоненіемъ помощью этого новаго индукціоннаго 
инклинатора; эти наблюденія служили для опредѣленія разности между показаніями индук¬ 
ціоннаго инклинатора и нашего стрѣлочнаго инклинатора Довера Ля 49, по показаніямъ 
котораго до конца года еще вычислялись нормальныя положенія Лойдовыхъ вѣсовъ, 
между тѣмъ, какъ съ начала 1897 г. для этой цѣли будутъ служить показанія индукціон¬ 
наго инклинатора Эдельмана. 
При поѣздкѣ въ С.-Петербургъ я взялъ съ собою контрольный барометръ Фусса 
Ля 228 и нормальный анемометръ Шульца Ля 4 для провѣрки ихъ въ Главной Физической 
Обсерваторіи. Послѣ возвращенія въ Тифлисъ эти провѣренные приборы служили для 
опредѣленія поправокъ остальныхъ барометровъ Обсерваторіи и для вывода постоянныхъ 
коэффиціентовъ, анемографа. 
Для Всероссійской выставки въ Нижнемъ Новгородѣ мною были вычислены средніе 
выводы изъ многолѣтнихъ ежечасныхъ метеорологическихъ наблюденій въ ТифлисѢ. Соста- 
