48 
August Mickwitz, 
zelm Theile getheilten Nonius von 9 mm. Länge, der die directe Ablesung von zehntel Milli¬ 
meter gestattet und die hundertstel schätzen lässt. 
Am vorderen Ende der Schiehehülse C sind zwei Anschläge F und G derart befestigt, 
dass die O-Punkte der beiden Nonien mit dem Anfangspunkt der Theilung (hier des 7. und 
9. Centimeters) coincidieren, wenn jene die Glasplatte berühren. Der Anschlag F ist an die 
Abschrägung der Hülse geleimt und ragt frei über diese hinaus ; er dient zur Höhenmessung 
der kleinen Schalen, die bei horizontaler Stellung der Spiegelplatte so auf diese gelegt 
werden, dass sie beim Herunterschieben der Hülse zwischen Glasplatte und Anschlag kommen, 
worauf ihre Höhe am Maassstabe abgelesen werden kann. 
Der Anschlag G gleitet auf der Oberfläche des Lineales und dient zur Messung der 
Länge und Breite der kleinen Schalen, die er bei horizontaler Stellung des Lineales vor 
sich herschiebt, bis dieselben die über die Fläche des Maassstabes hervorragende Kante der 
Glasplatte berühren. 
Endlich ist am Ende der Hülse noch eine Vorrichtung angebracht, die es erlaubt mit 
Bequemlichkeit die Entfernungen der grössten Höhe und Breite der Schalen von der Wirbel¬ 
spitze zu messen. Auf das Ende des Anschlages G ist ein Bügel H aus steifem Karton so 
aufgeleimt, dass dessen frei über den Anschlag G ragende und durch ein feines Haar ver¬ 
bundene Enden in der Ebene der Spiegelplatte liegen, wenn die O-Punkte der Nonien mit 
dem Anfangspunkt der Theilung coincidieren (hier des 8. und 10. Centimeters). Legt man 
nun eine Schale der Länge nach so auf das Lineal, dass die Wirbelspitze den vorstehenden 
Band der Glasplatte berührt und verschiebt die Hülse bis das zwischen den Enden des 
Bügels ausgespannte Haar sich über der Stelle der grössten Breite oder Höhe befindet (im 
letzteren Falle ist natürlich das Profil der Schale maassgebend) so giebt die Ablesung am 
Maassstab die gewünschten Grössen. 
Diese beiden kleinen Instrumente, die sich jeder, der über etwas Geschicklichkeit ver¬ 
fügt, selbst anzufertigen vermag, kann ich für solche und ähnliche Zwecke sehr empfehlen; 
sie haben mir grosse Dienste geleistet und werden auch Anderen vielleicht willkommen sein. 
Mit Hülfe dieser Instrumente war es eine verliältnissmässig geringe Arbeit 236 ein¬ 
zelne Schalen zu messen, welche, da an jeder Schale fünf Dimensionen ermittelt wurden, 
1180 Messungen erforderten. Dazu kamen noch bei den grossen Schalen die Winkel an der 
Wirbelspitze, so dass im Ganzen 1298Messungen ausgeführt wurden. 
Für diese Winkelmessungen erwies sich ein auf steifem Karton gezeichneter in Grade 
getheilter Halbkreis, in dessen Mittelpunkte ein feiner schwarzer Faden als beweglicher 
Schenkel befestigt war, praktischer, als der bei Krystallmessungen gebräuchliche mit starren 
Schenkeln versehene Anlegegoniometer. 
Es seien hier einige Worte über die Praeparation der Obolenschalen gestattet. Bei 
Petrefacten, deren chemische Beschaffenheit die Anwendung von Säuren verbietet, oder 
deren Muttergestein von diesen Agentien nicht angegriffen wird, bleibt die Praeparation 
mit der gehärteten Stahlnadel das einzige Mittel, die verdeckten Theile bloszulegen. Die 
