9 
"Verbesserte Construction magnetischer ünifilar-Theodolithen. 
Als Grundlage für den neuen Theodolithen wurde das S. 54 der Beschreibung des 
Observatoriums in Pawlowsk erwähnte, ältere eisenfreie Passagen-Instrument von Ertel & 
Sohn m München benutzt, das nach Ersetzung durch andere ähnliche Instrumente bei den 
Déclinations- und Zeitbestimmungen verfügbar geworden war und übrigens schon 1881 zu 
absoluten Intensitätsmessungen nach der Bifilar-Methode gedient hatte 1 ). Dasselbe ist sehr 
niedrig gebaut und daher sehr stabil, hat einen Horizontalkreis von 305 mm. Durchmesser 
der aut Silber von 10 zu 10' getheilt ist und mit den starken Lupen an den 4 Vernieren 
der eingedrehten Alhidade bequem 10" ablesen und 5" noch gut schätzen lässt. Am Rand . 
der Alhidade erheben sich die beiden kräftigen durchbrochenen Träger der Horizontal-Axe 
die ungefähr 150 mm. hoch über dem Limbus liegt. Sie wird durch die durchbrochenen 
Zapfen eines hohlen Messingringes dargestellt, welcher senkrecht zu dieser Axe in weiteren 
Durchbohrungen einerseits ein langes excentrisches Fernrohr aus Aluminium, andererseits 
ein Mikrometer-Mikroskop trägt, das dem ersteren zugleich als Gegengewicht dient. Das 
Fernrohr hat im Focus der Objectiv-Linse von 500 mm. Brennweite eine Glasplatte mit 
linearer Theilung, bei der der Winkelwerth jedes Theils 30" beträgt, so dass 3" noch sicher 
zu schätzen sind. Oberhalb der Theilung ist auf die Glasplatte ein kleines rechtwinkliges 
Glasprisma geklebt, welches durch eine Bohrung und drehbarem Spiegel darüber von oben 
Licht empfängt und mit dem Vertikalstrich hinter dem Prisma in bekannter Weise, nach 
Reflexion des Lichts an einem Spiegel, als Collimator zur Fixirung der Spiegelnormale dient. 
as Mikrometer-Mikroskop gegenüber dem Fernrohr ist so eingerichtet, dass 1 Trommel- 
theil bei demselben 0,002 mm. bei der zu messenden Länge entspricht. An den Enden der 
Ringzapfen sind einerseits ein Vertikalkreis mit Theilung in y 4 ° und Nonius-Ablesung bis 
zu 1 und andererseits eine Klemme mit mikrometrischer Verstellung angebracht. Der Ring 
kann in seinen Lagern mit den Zapfen umgelegt werden und ein auf diese aufzusetzendes 
excentrisches Niveau dient zur Nivellirung des Ganzen. An den beiden Axen-Trägern sind, 
vrie die Figur zeigt, diametral gegenüber die Halter von Mikrometer-Mikroskopen ange¬ 
schraubt, mit welchen ebenfalls der Horizontalkreis abzulesen ist und zwar ist dabei* 1 
Trommeltheil = 2 Bogen, so dass man durch Schätzung noch sicher l" messen kann. 
An die Axen-Träger sind sodann weiterhin nach aussen kräftige Rothguss-Messing- 
Schienen angeschraubt, von denen Fortsätze zur Axen-Büchse im Centrum der Alhidade 
durchgehen, dieselbe dort von beiden Seiten halb umfassen und mit ihren Enden zusammen- 
geschraubt sind. Hiedurch wird für diese, parallel zur Horizontal-Axe des excentrischen 
Ferm ohrs resp. senkrecht zu dessen optischer Axe orientirte, Schiene eine grosse Festigkeit 
erzielt. Zur Verminderung der Durchbiegung bei nicht allzugrossem Gewicht hat* die 
Schiene einen U-förmigen Querschnitt (die offene'Seite des U nach unten gekehrt). Je bei 
zwei um 320 und 420 mm. vom Centrum des Kreises entfernten Stellen ist die Schiene 
1) H. Wild, Ueber die Genauigkeit absoluter Be¬ 
stimmungen der Horizontal-Intensität des Erdmagnetis- 
Записки Физ.-Ыат. Отд. 
mus. Repertorium für Meteorologie, Bd. VIII, № 7, S. 50 
und folg. Januar 1883. 
2 
