10 
H. Wild, 
durch Angüsse verbreitert, so dass dort kreisförmige Flächen von ungefähr 75 mm Durch¬ 
messer hergestellt werden konnten. Dieselben dienen als Unterlagen von 4 kreisförmigen 
Hartguss-Platten mit konischen, nach oben gerichteten Zapfen in ihrem Centrum, wie eine 
in Tafel I am rechten Ende der Schiene sichtbar ist und in Tafel II durch DBA im Quer¬ 
schnitt dargestellt wird. Mit einer konischen Spitze C greifen diese Platten in Löcher 1 
resp. 2 ein, welche in der Mitte der Schiene in möglichst genau 320 und 420 mm. Ent¬ 
fernung vom Centrum des Horizontal-Kreises eingebohrt sind. Hierdurch bekommen die 
Konuse A eine bestimmte Lage gegen das Kreis-Centrum; um ihre Axen auch senkrecht 
zur Schienenfläche resp. vertikal stellen zu können, sind in der Nähe der Peripherie er 
Platte BB drei äquidistante Löcher (a, a' Tafel II) eingebohrt zur Aufnahme von drei Zug¬ 
schrauben (Ь, Ъ'\ welche die Platte BB gegen die Schiene, soweit es die Spitze C gestattet, 
anpressen und zugleich richten lassen, wobei C als Drehungspunkt dient. 
Auf die konischen Zapfen A lässt sich das Gehäuse mit dem Hauptmagnet (in Tafel I 
der zweite Zapfen von rechts aus) oder ein entsprechendes Gegenwicht mit Niveau auf der 
oberen Fläche (in Tafel I der nähere Zapfen links) aufsetzen. Die hiebei nicht benutzten 
Zapfen werden durch Messingdeckel (in Tafel I der äusserste Zapfen links) zum Schutz 
gegen Staub und Beschädigung bedeckt. . 
Das Gehäuse mit der Suspension für den Hauptmagnet, das 2400 gr. wiegt, ist m c er 
äusseren Ansicht aus Tafel I ersichtlich, während Tafel II Fig. 1 einen Durchschnitt durch 
dasselbe in natürlicher Grösse repräsentirt. Der Fuss des Gehäuses besteht aus der, auf den 
Zapfen A aufgeschliffenen konischen Hülse D, welche unten in einer kreisförmigen Platte 
E endigt. Der gehobene Band der Platte В kommt in gleiche Höhe mit der oberen Fläche 
von E zu liegen; zwischen beide ist aber noch der Index-Bing F eingeschoben, der um eine 
kleine Grösse drehbar und durch zwei Schräubchen nach erfolgter Justirung fest an die 
Platte В anzuklemmen ist. Er trägt einen einfachen Indexstrich, auf den die 4, um je 90° 
von einander abstehenden Striche am Bande der Scheibe E einzustellen sind. Durch die 
Schraube G, deren stumpfes Ende in eine Binne d des Zapfens A eingreift, ist die Hülse D 
und damit das Gehäuse, fest mit dem Zapfen zu verbinden. 
Mit der Hülse D ist der nahezu 40 mm. breite, kräftige Messingring HH verbunden, 
der mit den hinten und vorn in denselben einzuschiebenden Holzdeckeln das eigentliche 
Gehäuse des Magnets bildet und zugleich oben das Suspensionsrohr I trägt. Die Gehause- 
axe ist stets sowohl bei den Schwingungsbeobachtungen als Ablenkungsbeobachtungen 
parallel zum magnetischen Meridian orientirt und nur der Magnet darin nimmt für die 
beiderlei Beobachtungen zwei aufeinander senkrechte Lagen an. Für die Schwingungsbeob¬ 
achtungen wird das Gehäuse entweder im Centrum des Instruments oder, wie es beim vor¬ 
liegenden Apparat der Fall ist, auf einen besonderen Dreifuss mit konischen Zapfen (wie A) 
aufgesetzt und die Schwingungen des, alsdann senkrecht zur Ebene der Zeichnung resp. 
parallel zur Gehäuseaxe stehenden Magnets mit dem excentrischen Fernrohr am grossen 
Bing resp. mit einem besonderen Fernrohr und Scale darüber beobachtet. Zu dem Ende ist 
