Verbesserte Constructions» magnetischer Unifilar-Theodolithen. 
11 
der Südpol des massiven, 14 mm. dicken und 80 mm. langen, möglichst genau cylindrisch 
gearbeiteten Magneten M als Planspiegel angeschliffen. Die Suspension desselben besteht 
in einem ganz dünnen, schmalen Messingring e, der durch eine kleine Schraube f unten am 
Magnet anzuklemmen ist. Oben ist ein kurzer Cylinder g an ihn angelöthet, der die Faden¬ 
klemme h (konische, gespaltene Schraube mit scheibenförmiger Klemm-Mutter) trägt. Der 
Aufhängefaden г ist ein 0,045 mm. dicker, 820 mm. langer Neusilberdraht, dessen Torsion 
nach Fixirung des Magnets im Gehäuse, in der gleich näher zu beschreibenden Weise, 
dadurch aufgehoben wird, dass man das Gehäuse in umgekehrter Lage, Torsionskopf nach 
unten, fixirt, sodann (siehe Fig. 2 und 3 Tafel II) die aus 2 Theilen bestehende Klemme К 
am letzteren durch Zurückschlagen ihrer Hälften K lU nd K 2 löst, welche das Stäbchen T mit 
der oberen Fadenklemme к hält, worauf dasselbe in der erheblich weiteren Oeffnung des Tor¬ 
sionskopfes sich frei bewegen und somit auch bis zur Aufhebung der Fadentorsion sidi drehen 
kann. Durch die Scheibe S am Ende des Stäbchens ist dasselbe auf das gleiche Gewicht wie 
der Magnet gebracht. Nach Beseitigung der Torsion wird die Klemme zugeklappt und durch 
Anziehen der Schraube r fixirt, worauf das Gehäuse wieder in die normale Lage gebracht 
werden kann. Um den Einfluss der Torsion des Fadens bestimmen zu können, sitzt die 
Klemme К auf einem Konus C, der sich in der konisch ausgebohrten Hülse D drehen und 
durch die Schraube F geklemmt werden kann. Am Rande hat der Konus eine Theilung von 
2 zu 2 °, die bei E am Index auf D abgelesen wird. Die Schrauben G dienen zur Centrirung 
des Suspensionsfadeus auf dem oberen Theil der Röhre H. Zur Beobachtung der Schwin¬ 
gungen des Magnets in seinem Spiegel ist in den vorderen Holzdeckel eine planparallele 
Glasplatte (siehe Tafel I) eingesetzt und ein in y rt ° C. geteiltes Thermometer L, das in 
eine, am Magnet hinten vorbeigehende, unten geschlossene Hülse К im Messingring einge¬ 
schoben ist, lässt die Temperatur des Magnets bestimmen. 
Für die Ablenkungsbeobachtungen ist der Magnet senkrecht zur Gehäuse-Axe also in 
der Lage, die er in Tafel II hat, und in der Mitte des Gehäuses zu fixiren. Dies geschieht 
durch folgende Vorkehrungen. In der Suspensionsröhre I ist eine zweite innere Röhre N 
verschiebbar, die an ihrem unteren Ende eine Querlamelle 0 mit zwei halbkreisförmigen 
Lagern P, dem Durchmesser des Magnets angepasst, trägt und an der ausserdem noch die 
nach aussen geschweiften, feinpolirten Achatstücke к befestigt sind. (Bei dem angeführten 
Instrument sitzen diese Achatstücke nicht in der Lamelle 0 selbst, wie die Tafel II zeigt, 
sondern in einer besonderen, ihr auf liegenden, um die Röhre N drehbaren Messinglamelle,’ 
die bei der Parallel-Stellung mit der Lamelle 0 an diese durch Schräubchen festzuklemmen 
ist. Man kann so durch Umdrehen dieser Hülfslamelle die Achate zur Seite bringen und 
die Bahn der Lager P zu dem später zu erwähnenden Zweck frei machen). Schiebt man die 
Rölue N herunter, so wird aiso der Magnet M von den halbkreisförmigen Lagern P seitlich 
gefasst und zugleich, wenn sie ihn ganz berühren, an beiden Enden der Länge nach durch 
die Achate fixirt, zwischen die er dann eben hineinpasst. Zur Schiebung der inneren Röhre 
ist an ihr eine Nase Q angeschraubt, welche durch einen Schlitz in der äusseren Röhre nach 
2 * 
