Verbesserte Г onstructionen magnetischer Unifilar-Theodolithen. 13 
werden, was dann jede weitere Drehung der Hülse X also auch von V und 0' unmöglich 
macht. Der Messingring H hat endlich noch seitlich 2 runde, wenig über 14 mm. im Durch- 
messer haltende runde Oeffnungen, u, u, die durch die, um die Schrauben w drehbaren 
Klappen v verschlossen werden und deren Bedeutung in der Folge klar werden wird. 
In der so fixirten Lage wirkt der Hauptmagnet ablenkend auf den Hülfsmagnet M' 
(Tafel III) im Centrum des Theodoliths. Auf einer dort über der Alhidaden-Axe schon von 
früher her angebrachten in der Figur weggelassenen runden Messingplatte (bei einem ganz 
neuen Instrumente wird man besser thun einen ganz entsprechenden konischen Zapfen А 
wie seitlich auf den Schienen anzubringen) ist vermittelst 3 ränderirten Schrauben eine ent¬ 
sprechende runde Platte BB abnehmbar befestigt. Sie dient als Basis des centralen Ge¬ 
häuses für den kleinen Magnet M'. Dieses besteht aus einem rechteckigen von zwei Füssen 
CC getragenen Messing-Rahmen DD', in den hinten und vorn Holzdeckel ЕЕ' eingeschoben 
sind. Sie werden durch seitliche Schrauben s angeklemmt, sind bei der Oeffnung a durch 
eine planparallele Glasplatte und bei der grösseren Oeffnung Ъ durch eine gewöhnliche, nicht 
belegte Spiegelglasplatte verschlossen und enthalten noch concentrische, durchbohrte Cy- 
linder Fb von ganz reinem Kupfer zur Dämpfung der Schwingungen des Magnets M\ 
Dieser reprasentirt wieder einen massiven, am Südpol als Planspiegel angeschliffenen Stahl- 
cylmder von 37,3 mm. Länge und 11,4 mm. Durchmesser. Zur Suspension ist der Magnet 
m einen Messingring geschoben, der durch zwei diametral gegenüber stehende, an ihren 
Enden mit Oesen versehene Stäbchen am Magnet angeklemmt wird. Mittelst dieser Oesen 
lasst sich der Magnet, abwechselnd in zwei um 180° verschiedenen Stellungen am Haken 
h aufhängen, der durch die Klemme e am 620 mm. langen Suspensionsdraht i befestigt ist. 
Die Oeffnung о im Haken h dient zum Durchstecken einer Lamelle f, welche durch pas¬ 
sende Ausschnitte m den gegenüberstehenden Messingwänden des auf D aufgesetzten Käst¬ 
chens GG von aussen durchzuschieben ist und durch eine Feder l gehalten wird. Beim 
Entfernen der Lamelle schlossen die Klappen kJc die Oeffnungen im Kästchen. Diese La¬ 
melle verhindert beim Aushängen des Magnets und Ersetzung desselben durch einen mes¬ 
singenen, gleich schweren Torsionsstab, die Drehung des Hakens h. Damit man dabei die 
Oeffnung im letzteren mit der Lamelle sicherer trifft, sind die beiden anderen Seiten des 
Kästchens durch Glasplatten^) gebildet. Erst in dieses Kästchen ist dann oben die gläserne 
Suspensionsröhre n mit ihrer Messingfassung m eingeschraubt. Die Einrichtung der oberen 
Fassung der Röhre ist die gewöhnliche, indem ein Stöckchen mit Fadenklemme am unteren 
Ende mittelst Schraubenmutter in der Höhe mikrometrisch zu verstellen und mit seiner 
Hülse an einem Torsionskreis (Tbeilung von 2 zu 2 °) messbar zu drehen ist. 
Zur Beruhigung des Magnets und insbesondere des Torsionsstabs lässt sich ein Cy- 
1 mder I mittelst Zahnung К und Getriebe L in einer Hülse H heben und senken, welche in 
die Grundplatte des Gehäuses D eingeschraubt ist. Das obere Ende von I repräsentirt einen 
abgestumpften Konus, dessen obere Grundfläche sich sanft an die abgerundete Oese der 
Stäbchen d anlegen lässt. Aus der Tafel I ist ersichtlich wie die Triebstange des Triebes 
