14 
H. Wild, 
L mit ihrem Kopf gegen den Beobachter am excentrischen Fernrohr vortritt, so dass er 
bequem die Arretirung handhaben kann. Die Bedeutung der Zunge N mit Indexstrich g, 
welche sich um die Axe RR' durch Anfassen des Knopfes R' drehen lässt, wird ebenso wie die 
des quer durch das Gehäuse durchgesteckten, verkürzt gezeichneten Messingcylinders SS 
mit konischen Enden und daselbst eingelassenen Neusilberstiften q später zu erklären sein. 
Die seitlichen Oeffnuugen О im Gehäuse werden nach Entfernen des Stabes S auch 
wieder durch die um die Schrauben r drehbaren Klappen P geschlossen. 
Die Justirung des Instruments beginnt damit, dass man dasselbe nach Entfernung 
des grossen Gehäuses und seines Gegengewichts von der Schiene unter Aufsetzen des Ni¬ 
veaus auf die Messingringzapfen, wobei das centrische kleine Gehäuse wegen der excen¬ 
trischen Construction des Niveaus nicht hinderlich ist, in der üblichen Weise nivellirt resp. 
die Drehungsaxe der Kreis-Alhidade vertikal macht. 
Man bestimmt darauf in der gewöhnlichen Weise unter Umlegen des Rings mit dem 
excentrischen Fernrohr sowie mit Durchschlagen des letzteren einmal die Collimation der 
optischen Axe des Fernrohrs, welche dann durch die Justirungsschrauben am Ocularkopf 
annulirt wird und sodann die Ablesungen am Vertikalkreis, welche der Horizontal-Lage 
jener Axe entsprechen. 
Nunmehr setzt man etwa auf die näheren Zapfen der Schiene das grosse Gehäuse 
complet mit seinem Magnet und gegenüber das Gegengewicht auf. Dabei wird man be¬ 
merken, dass die Blase des Axen-Niveau beim Aufsetzen des ersteren sofort zur Seite geht, 
aber nach Auflegen des Gegengewichts auf der anderen Seite wieder genau auf ihren alten 
Stand zurückkehrt. Ein auf die Schiene direct aufgesetztes Niveau wird dabei ebenfalls 
eine bleibende kleine Durchbiegung derselben durch diese grossen Gewichte anzeigen. Ver¬ 
mittelst der 3 Zugschrauben wird unter Umdrehung des Gegen-Gewiclits mit seinem Niveau 
zunächst der Zapfen, auf dem dasselbe aufsitzt, so justirt, dass seine Axe trotz jener Biegung 
vertikal steht; darauf werden Gehäuse und Gegengewicht vertauscht und mit letzterem 
ebenso die zweite Zapfen-Axe vertikal gemacht. Entsprechend werden die beiden äusseren 
Zapfen vertikal justirt. Darnach wird also die Axe des Magnetgehäuses auch stets vertikal 
sein, wenn man dasselbe auf irgend einen der vier Zapfen aufsetzt und dabei das Gegen¬ 
gewicht zugleich auf den entsprechenden Zapfen der anderen Schienen-Seite bringt. Um 
sich übrigens dessen noch genauer und namentlich auch während der Beobachtungen ver¬ 
sichern zu können, ist an der Suspensionsröhre des Gehäuses, wie Tafel I zeigt, auch noch 
ein empfindliches Niveau angebracht. 
Wird der Magnet nach dieser Justirung im Gehäuse in der früher erörterten Weise 
fixirt, so soll er mit seiner Längsaxe genau in die Verlängerung der horizontalen Axe der 
Röhrenzapfen am Fernrohr-Ring fallen und dasselbe soll auch bezüglich der Mitte des Hülfs- 
magnets im centralen Gehäuse der Fall sein. Die Erfüllung dieser Bedingungen wird am 
fertigen Instrument in der Art geprüft, dass man nach Entfernung der Magnete aus beiden 
