Verbesserte Constructionen magnetischer Unifilar-Theodolithen. ] 5 
Gehäusen, Zurückschlagen der Lamelle mit den Achatplatten к im grossen Gehäuse und 
unter Oeffnen der Klappen v am grossen und P am kleinçn Gehäuse den längeren der beiden 
14 mm. dicken Cylinder S Tafel III durch die Bohrungen der Ringzapfen, die nur ganz 
wenig weiter sind, das kleine Gehäuse, wie Tafel III zeigt, und weiterhin durch die Oeff- 
nungen и des grossen Gehäuses durchschiebt. Da die letzteren auch nur eine Spur grösser 
als 14 mm. sind, so ist schon eine genaue Ausarbeitung der Schiene etc. nöthig, damit der 
cylindrische Stab durch beide OefFnungen и und u' unter leiser Drehung des Gehäuses um 
die Vertikalaxe A eben durchgehe. Ist dies geschehen, so wird jetzt der Index-Rin- F so 
verschoben, bis er genau auf einen der vier Theilstriche auf der Scheibe E einsteht, und 
dann fixirt. Damit später auch der fixirte Magnet die Lage des Cylinders im Gehäuse’ ein¬ 
nehme, wird jetzt das obere Lager OP bis zur Berührung mit dem Cylinder gesenkt die 
seitlichen Schrauben n am Träger T unter langsamer Drehung der Röhre N mit ihrer Nase 
Q so jiistirt, dass beide Lager P vollkommen den Cylinder berühren und darauf die Schraube 
U am Träger T bis zur Berührung mit Q gehoben. So oft nun später der fragliche Theil- 
stnch auf der Platte E des Gehäuses auf den Index am Ring F einsteht und der Magnet 
nach Senkung des oberen Lagers bis zur Berührung der Nase Q mit der Schraube U an die 
Lager P durch das Lager О' P' von unten angepresst wird, sind wir auch sicher, dass er 
die richtige Hohe und Onentirung im Horizont habe, die oben verlangt worden sind. In 
gleicher. Weise werden die Index-Ringe auch an den drei anderen Zapfen-Lagern justirt 
und fur sie die Erfüllung der obigen Bedingungen geprüft. Was sodann den Hülfsmagnet 
im centralen Gehäuse betrifft, so soll das Gehäuse so gearbeitet sein, dass der cylindrische 
Stab genau die Mitte der Seiten-Oeffnungen 0 durchsetzt, was genügend sicher von blossem 
Auge erkannt wird und in gleiche Höhe sollen auch die Bohrungen in den dämpfenden 
Kupfercylindern fallen. Beim Visiren durch die Höhlung der Röhren-Zapfen und durch die 
Oeffnungen 0 hindurch ist dann auch hinlänglich genau der eingehängte Magnet auf con- 
centrische Höhe mit der oberen Suspension zu justiren. 
Hängt man den Hülfsmagnet M' um 180° um, so kann man mit dem excentrischen 
Fernrohr sofort die Abweichung der magnetischen Axe von der Spiegelnormale desselben 
im Hoiizont constatiren und sodann durch Drehen desselben in seiner Fassung erzielen 
dass beide in dieselbe Vertikal-Ebene fallen. Wenn also dann die Spiegelnormale des von 
der Torsion des Aufhängefadens befreiten Magnets und die von der Collimation befreite 
optische Axe des Fernrohrs durch Drehen der Alhidade zur Coincidenz gebracht sind, so 
fällt letztere mit dem magnetischen Meridian zusammen und der fixirte Ablenkungsmagnet 
im orientirten Gehäuse auf der Schiene steht senkrecht darauf und die Verlängerung seiner 
magnetischen Axe geht durch die Drehungsaxe des Hülfsmagnets, wenn bei ihm in analoger 
Weise die geometrische und magnetische Axe in dieselbe Vertikalebene gebracht worden 
sind. Das excentrische Fernrohr gestattet ferner mit Hülfe seines Vertikalkreises auch die 
Horizontalität der magnetischen Axen beider Magnete zu prüfen resp. die kleinen Ab¬ 
weichungen hievon zu bestimmen. 
