16 
H. Wild, 
Ich bemerke noch, dass behufs hinlänglich vollständiger Aufhebung der Toision des 
Aufhängefadens vom Hiilfsmagnet, der ebenfalls ein 0,045 mm. dicker Neusilberdraht ist, 
der Messingcylinder des Torsionsstabes auch am einen Ende als Planspiegel angeschliffen 
und dann stark vergoldet worden ist, worauf das Ende nochmals ganz schwach geschliffen 
wurde, bis es gute Bilder gab. 
Um den Hiilfsmagnet in seinem Gehäuse möglichst centrisch zur vertikalen Axe des 
Horizontalkreises aufzuhängen, wurde, nach Entfernung desselben und des Torsionskopfes 
am oberen Ende der Röhre w, von der Decke des Zimmers ein Senkel mit feiner Spitze 
durch die Röhre heruntergehängt, so dass es eine auf den Arretirungsstift I aufgesetzte 
Hülse mit angedrehter feiner Spitze oben nahezu berührte. Hat man dann durch Verschie¬ 
bung des Senkels und eventuelle kleine Biegungen der letzteren Spitze erreicht, dass bei 
Umdrehung der Alhidade des nivellirten Instruments die beiden Spitzen beständig coinci- 
diren, so ist die Spitze des Arretirungsstiftes offenbar genau in der vertikalen Drehungsaxe. 
Hängt man jetzt wieder den Suspensionsdraht in die Röhre ein und befestigt am Haken h 
zunächst ein genau gearbeitetes Senkel, so muss seine Spitze wieder mit der Spitze des 
Arretirungsstiftes I coincidiren. Ist dies nicht der Fall, so kann es leicht dadurch ei leicht 
werden, dass man mit einer Flamme die Fassung m der Röhre n bis zur Erweichung des 
Siegellacks, mit dem sie eingekittet ist, erwärmt und die Röhre etwas richtet. Nachher wild 
dann auch das untere Stäbchen d' an der Magnet- resp. Torsionsstab-Fassung über dei 
Mitte von I einspielen, wenn diese Stäbe in ihren Fassungen die richtige Stellung haben 
und diese selbst gut gearbeitet sind. Bei dieser Gelegenheit wird auch die Zunge N so 
justirt, dass der Indexstrich z beim Autklappen mit der Spitze von I coincidiit resp. in die 
Drehungsaxe fällt. 
Wie schon bemerkt sind zwei cylindrische Stäbe S vorhanden, da sie ausser zu dei 
obigen Justirnng auch für die Constanten-Bestimmung des Instrumentes Verwendung 
finden, indem sie speciell zur Ausmessung der Entfernung der beiden Magnete benutzt 
werden. 
Öffenbar kann nämlich die Entfernung der beiden Magnete wegen der Biegung 
der Schiene und eventuellen Veränderungen der Biegung mit der Zeit hier nicht an dieser 
abgemessen werden. Das Instrument ist vielmehr so einzurichten, dass die Entfernung der 
Magnete resp. das Doppelte dieser Grösse oder, was auf dasselbe hinauskommt, die Entfer¬ 
nung der Mitte des Ablenkungsm'agnets bei der Stellung im Osten vom Hiilfsmagnet von 
der bei der Stellung im Westen des letzteren wo möglich bei jeder absoluten Bestimmung 
direct gemessen werden kann. Um dies bei unserem Apparat zu ermöglichen, wo die Ent¬ 
fernungen der Magnetcentren bei den Ablenkungen 320 resp. 420 mm. betragen und wo 
der Haupt-Magnet selbst 80 mm. lang ist, sind zwei Stäbe S mit konischen Enden und ein¬ 
gelassenen Neusilberstiften q angefertigt worden, von welchen der eine von Spitze zu Spitze 
rund 560, der andere rund 760 mm. misst. Ausserdem ist bei jedem in der Mitte zwischen 
den Spitzen ein feiner Strich ringsum gezogen, neben welchem an einer Stelle noch zwei 
