22 
H. Wild, 
Da bei dem neuen Instrument eine Genauigkeit der Winkelmessung bis zu ± 1 
ermöglicht ist, so ist also nach den obigen Bemerkungen betreffend die Sicherheit der 
Bestimmung von E zu erwarten, dass die Constante p hier mit der erforderlichen Genauig¬ 
keit wird ermittelt werden können. 
Die Bestimmung der Schwingungsdauer des Hauptmagnets sowohl für die absoluten 
Messungen als für die Ableitung des Temperatur-Coefficienten -+- 2 a bietet bezüglich 
der Sicherheit keine Schwierigkeit. Bei der axialen Lage des Magnets im Gehäuse ist die 
Dämpfung durch den Messingring HH so gering, dass 400 Schwingungen des Magnets sehr 
wohl ohne allzustarke Abnahme der Amplituden zu beobachten sind. 
Bei den vorläufigen Versuchen hat sich in der Tliat ergeben, dass die Temperaturen 
des Magnets im Gehäuse viel weniger als früher variiren und daher mit grösserer Zuver¬ 
lässigkeit zu bestimmen sind. 
Was nun endlich die Bestimmung des Inductionscoefficienten betrifft, so kann leicht 
eine ganz entsprechende Vorrichtung wie beim früheren Unifilar-Theodolithen am Instru¬ 
ment angebracht werden, um dieselbe nach der Lamont’schen Methode auszuführen. Statt 
eines fixen Halters mit zwei Röhren oben und unten zur Aufnahme des Magnets dürfte hier 
passender ein, um den Röhren-Zapfen am Kreisende der Horizontal- A xe drehbarer Halter 
mit einer Röhre und einem auf den Vertikalkreis weisenden Zeiger benutzt werden, der 
dann nach dem Kreis vertikal bald nach oben bald nach unten mit dem in der Röhre 
sitzenden Magnet orientirt wird. 
Zur Bestimmung dieser Grösse nach der Bifilar-Methode, wie oben angegeben, ist 
allerdings ein in der Mitte statt des kleinen Gehäuses aufzusetzender Bifilar-Apparat von 
früher her vorhanden 1 ), doch hat sich derselbe bei genauerer Untersuchung als so eisen¬ 
haltig erwiesen, dass er erst nach vollständiger Umarbeitung brauchbar sein wird. 
Um eine scharfe Contrôle über die unveränderte Entfernung der Magnete während der 
Beobachtung zu haben, müssen sowohl das excentrische Axen-Niveau als auch die Niveaux 
am grossen Gehäuse und seinem Gegengewicht recht empfindlich sein und so eine genaue 
Nivellirung gestatten. Die Untersuchung der 3 Niveaux auf dem Niveau-Prüfer hat ergeben, 
dass sie innerhalb der angegebenen Grenzen sehr constant folgende Empfindlichkeit resp. 
Winkelwerthe eines Scalentheils besitzen: 
Axen-Niveau von.16 bis 24 p. Blasenmitte: 1 pars = 2"5 
Gehäuse-Niveau von. ... 15 » 25 p. » 1 » = 5"0 
Gegengewicht-Niveau von 7 » 13 p. » 1 » = 5"0 
Dieses Instrument war im westlichen Saal II des hölzernen Pavillons für absolute 
Messungen im Observatorium zu Pawlowsk (siehe die erwähnte Beschreibung des letzteren 
1) H. Wild, Ueber die Genauigkeit absoluter Be¬ 
stimmungen der Horizontal - Intensität des Erdmagne¬ 
tismus. Repert. für Meteorologie, Bd. VIII, № 7, S. 50 
und folg. 1883. 
