24 
H. Wild, 
Scheibe um 180° um, so muss zur Erzielung derselben Coincidenz die Alhidade nach der 
anderen Seite gedreht werden und die Differenz beider Ablesungen des Horizontalkreises 
mittelst der Verniere oder Mikrometer-Mikroskope giebt den doppelten Ablenkungswinkel 
des Hülfsmagnets aus dem magnetischen-Meridian. Dieselben Operationen wiederholt man, 
nachdem das Gehäuse mit dem Hülfsmagnet auf der anderen Seite der Schiene in gleicher 
Entfernung aufgesetzt worden ist. Die Messung ist vollendet, wenn wir die Entfernung der 
Verticalen durch den Mittelpunkt des Hülfsmagnets in den Stellungen desselben kennen, 
welche er je auf der einen und anderen Seite der gleich orientirten Schiene im Moment der 
Einstellung der optischen Axe des Fernrohrs auf seine Spiegelnorraale einnimmt. Denken 
wir uns zu dem Ende gegenüber den excentrischen Fernrohren, auf der hinteren Seite des 
kleinen Gehäuses in seinen beiden Lagen auf der Schiene, zwei Mikrometer-Mikroskope 
angebracht, welche an einer gemeinsamen, zur Schiene parallelen Honzontal-Axe befestigt 
sind, und auf der Schiene selbst oder einem besonderen an ihr befestigten Stabe eine Thei- 
lung angebracht, so wird man die angegebene Entfernung offenbar mikrometrisch genau 
finden, wenn man jeweilen in den fraglichen Stellungen des Hülfsmagnets den Faden des 
betreffenden Mikrometers zuerst auf eine centrische Marke an der Magnetfassung und 
sodann nach Drehung um die Horizontalaxe auf einen Theilstrich des Maassstabcs einstellt 
und je die Mikrometer abliest. 
Diesen Principien gemäss hat Herr Mechanikus Freiberg nach meinen Angaben die 
in y 3 der natürlichen Grösse auf Tafel IV und V reproducirten Arbeitszeichnungen des 
neuen Theodolithen entworfen, der leider wegen des erwähnten Unglücks, das die Arbeits¬ 
kräfte der mechanischen Werkstätte des Observatoriums ganz für Reparaturen in Anspruch 
nahm, bis zu meinem Abgänge von St. Petersburg nicht vollendet werden konnte. 
Auf dem Dreifusse A (Tafel IV, Fig. 1) mit Stellschrauben ist die konische Büchse В 
aufgeschraubt, welche die Kreisscheibe C trägt und auf deren oberem, aussen konisch ab¬ 
gedrehten Theile D die Hülse E drehbar ist. Diese trägt den Horizontal-Kreis G und ist 
durch die beiden Arme F und F' mittelst der Klemmen H und H an der Scheibe C sehr 
solide festzuklemmen Die Kreisscheibe C ist auf Messing bloss in ganze Grade getheilt 
und einfache Indices an den Armen F dienen dazu, den eigentlichen Theilkreis G bei 
wiederholten Messungen um gewisse Bruchtheile von 360° successive zu verstellen, um die 
Theilungsfehler bei denselben aus dem Endresultat grösstentheils zu eliminiren. Der 
Limbus von G ist aus Silber von 10 zu 10 Minuten getheilt 1 ) und die 4 Verniere der Alhi¬ 
dade I gestatten 10" direct abzulesen und 5" bequem zu schätzen. Die Vertikalaxe dieser 
Alhidade К dreht sich mit den Konusen К und K' in entsprechenden konischen Lagern der 
Büchse D und des Dreifusses A und kann unten durch die Feder L in üblicher Weise ent- 
1) Hierfür wurde der Horizontalkreis nebst Alhidade der sich als eisenfrei erwies und dessen Theilung sich 
eines auf dem Markt erworbenen nicht mehr vollstän- vorzüglich erhalten hatte, 
digen, älteren Ertekschen Universalinstruments benutzt, 
