Verbesserte Constructions:* magnetischer ünifilar-Theodolithen. 25 
lastet werden. Die, Alhidade und Limbus verbindende Klemme mit Mikrometerschraube 
sind in der Zeichnung fortgelassen und ebenso der Lupenhalter M nur angedeutet. 
Die Vertikalaxe setzt sich nach oben in den später zu besprechenden Theil K" fort* 
über diesen ist der cylindrische, nicht ganz einen halben Kreis umfassende Trog NN mit 
passender Bohrung gesetzt und auf der Alhidade festgeschraubt (siehe auch Fig. 2 und 3). 
Die punktirten Linien NN geben den Querschnitt dieses Troges und die ausgezogenen Linien 
NN den Durchschnitt durch seine Basis an. Dieser Trog trägt am einen Ende das Lager О 
fur die Horizontalaxe der Fernrohren und andererseits das Lager P für die Horizontalaxe 
der beiden Mikrometer-Mikroskope (Fig. 1 und besonders Fig. 2). In Fig. 3 ist die vordere 
Ansicht des Lagers 00 der Horizontal-Axe QQ der Fernröhren dargestellt (die punktirten 
Limen repräsentiren die Abweichungen der Horizontal-Axe RR der Mikroskope von der 
letzteren), von welchem das Lager PP der Horizontal-Axe der Mikroskope nur wenig ab- 
weiclit.. Die Axe Q der Fernrohren setzt sich aus einem prismatischen Theil a, zwei ko¬ 
nischen Röhren &, b' und den Zapfen с, c zusammen (siehe auch Tafel V). An dem einen 
dieser Zapfen c ist der Vertikalkreis d befestigt, der bloss in ganze Grade getheilt ist so 
dass mit dem in der Figur fortgelassenen Index nur 0°1 zu schätzen sind; am anderen 
Zapfen ist die, in der Figur ebenfalls fortgelassene, Klemme mit Mikrometerschraube für 
diese Horizontalaxe angebracht. In der cylindrischen Bohrung der beiden Zapfen c schieben 
sich die Rohre e, e, welche durch die Ringe f, f in der Mitte der konischen Röhren b , b' 
Fühlung haben. Dabei dient die dort befindliche Schraube g zur Klemmung der Röhre e 
und die Schraube h, welche mit ihrer Spitze in einen Längsschlitz der Röhre e eingreift, 
verhindert die Drehung dieser um ihre Axe und limitirt zugleich ihre Bewegung, die 
genau 100 mm. beträgt. So kann das Fernrohr-Objectiv i, das auf der einen Seite des am 
Ende der Röhre e befestigten würfelförmigen Stückes qq eingeschraubt ist, nach Belieben 
auf 320 und 420 mm. Entfernung vom Centrum des Instrumentes eingestellt werden. Die 
auf dasselbe auffallenden Strahlen werden vom rechtwinkligen Glasprisma к , dessen Stuhl 
p mittelst der Schrauben n justirbar ist, in die Axe der Röhre e geworfen, treffen dann im 
prismatischen Theil a das rechtwinklige Glasprisma r auf seinem ebenfalls justirbaren 
Stuhl s und gelangen von da in die Axe der Röhre t, in der sich der Ocularkopf и ver¬ 
schieben lässt. Die Einrichtung des letzteren aber ist ganz gleich der oben beim excentri¬ 
schen Fernrohr des ersten Theodolithen beschriebenen. (Auf der linken Seite der Tafel V 
sind mehrere dieser Details in der Zeichnung als selbstverständlich fortgelassen, die Con¬ 
struction ist genau gleich wie auf der rechten Seite). Bei der Stellung der Röhre e, wie sie 
die Tafel V darstellt, befindet sich das Fadenkreuz des Oculares и im Focus des Objectivs 
i, so dass auf das letztere auffallende parallele Strahlen dort concentrirt werden resp. ein 
Bild geben. Damit dies auch der Fall sei, wenn die Röhre e ganz eingeschoben ist resp. 
das Objectiv auf 320 mm. vom Instrumenten-Centrum einsteht, ist im Schieber m hinter 
dem Objectiv eine passende Sammel-Linse l eingesetzt, welche dann vorgeschoben wird und 
die Brennweite des Objectivs entsprechend verkürzt. 
Записки Фяз.-Мат. Отд. 
4 
