26 
H. Wild, 
Zwischen den beiden Fernrohren t und t' befindet sich ein drittes gleich langes v, 
welches aber sein Objectiv bei » hat und somit eine viel geringere Yergrösserung besitzt 
Dasselbe dient zur Beobachtung der Schwingungen des Hauptmagnets Xim Gehäuse S 
(Tafel IV Fig. 2 und Tafel V), welch’ letzteres ganz mit dem in Tafel II Iig. 1 abgemi- 
deten Gehäuse übereinstimmt resp. von dort herübergenommen wird und hier auf den mit 
dem konischen Zapfen A daselbst ganz identischen Konus K' der Vertikal- Axe К des Theo¬ 
doliten aufgesetzt wird. Die Kreisscheibe E am Fusse D jenes Gehäuses kommt hier in 
die Vertiefung einer Scheibe U von entsprechender Einrichtung wie dort die Scheibe BF zu 
liefen welche Scheibe auf dem Centrum der Schiene TT aufgeschraubt ist. Diese Schiene 
von u-förmigem Querschnitt wie beim ersten Theodolith ist durch passende seitliche Aus¬ 
schnitte T' T' der Wände des Troges senkrecht zur Axe desselben durchgesteckt, an er 
Basis desselben festgeschraubt und wird mit dem Trog zusammen über die Axe К aufge- 
schoben und an der Alhidade befestigt. _ . • , 
Die Schiene T hat beiderseits Falze a, in welche die prismenförmigen Leisten der 
Schiebplatten yy eingreifen, wobei letztere durch die Schrauben ** (Tafel IV Fig. 4 und 
Tafel V) festzuklemmen sind. Zur Verschiebung dieser Platten längs der Schiene um 100 
mm. soll eine Zahnstange an ihrer unteren Seite und ein mit dem Kopf V zu bewegendes, 
in sie eingreifendes Getriebe dienen. Auf dem Schieber ist, wie aus Tafel IV Fig. 4 erste - 
lieh zunächst ganz wie auf der Schiene des vorigen Instrumentes eine kreisförmige Platte ß 
mit konischem Zapfen Y aufgesetzt und wird dort durch drei Zugschrauben um die Spitze 
v' justirbar befestigt. Um den Zapfen T dreht sich der konisch ausgebohrte Fuss 8 mit 
Kreisplatte e des Gehäuses des Hülfsmagnets x. Dasselbe besteht aus einem eisenfreien 
Kupferblock Ç, der horizontal durchbohrt ist, wobei die Oeffnungen auf der dem Fernrohr- 
Obiectiv i zugewandten Seite durch eine planparallele und auf der anderen durch eine ge¬ 
wöhnliche Glasplatte V und l verschlossen sind. Die letztere Glasplatte kann ausserdem 
durch einen aufklappbaren Metall-Deckel verdunkelt werden. Ueber einer vertikalen Boh¬ 
rung auf der oberen Seite des Kupferblocks ist die Röhre a aufgeschraubt, welche den 
entsprechend wie beim grossen Gehäuse eingerichteten Suspensionskopf trägt, und in der 
unteren Seite bewegt sich in einer kleineren Bohrung der Arretirungsstift t, der durch 
Zahnung und Getriebe mittelst des Kopfes S bewegt wird. Eine seitliche, in der Zeichnung 
nicht dargestellte Schraube gestattet den Stift in jeder Lage zu klemmen. Der Magnet *, 
wieder von 37,3 mm. Länge und 11,4 mm. Dicke mit angeschliffenem Planspiegel am einen 
Ende ist mittelst eingeschraubter Oese am Suspensionsfaden aufgehängt, während ein unten 
eingeschraubter Stift von beiden Seiten konisch angebohrt ist, so dass in seiner Axe an den 
zusammentreffenden Spitzen der Konuse eine kleine runde Oeffuung entsteht. Diese unter¬ 
halb des Magnet-Centrums liegende Oeffnung dient als Marke für die Einstellung der Faden 
der Mikrometer-Mikroskope gewissermaassen auf jenes Magnet-Centrum. Wie Tafel V deut¬ 
lich zeigt, sind nämlich auch in der hohlen Horizontal- Axe R gegenüber der Fernröhren-Axe 
Q ganz wie in dieser Röhren W und W' schiebbar angebracht, welche an ihren äusseren 
