Verbesserte Constructionen magnetischer Unifilar-Theodolithen. 
27 
Enden die Mikroskope Y, Y' mit den Mikrometern Z und Z' tragen. Durch Drehung der 
Axe ß in ihren Lagern, wobei die Klemme <p mit Mikrometerschraube o (Tafel IV Fig. 3) 
benutzt wird, können dann nacheinander die Oeffuung im Magnetstift und die Theilstriche 
des unterhalb an der Schiene befestigten cylindrischen Maassstabes \ (Tafel IV Fig. 2) in 
das Gesichtsfeld der Mikroskope zur Ausmessung mit den Mikrometern gebracht werden. 
Die beiden Mikrometer-Mikroskope Y lassen an ihren Trommeln auch wieder 0,002 
mm. direct ablesen und also 0,001 mm. sicher schätzen. Ebenso gestatten die in der Zeich¬ 
nung fortgelassenen, an den beiden Haltern 0 und P der Horizontal-Axen diametral gegen¬ 
über befestigten Mikrometer-Mikroskope an ihren Trommeln direct 2 V abzulesen und also 
sicher zu schätzen. 
Aus Tafel IV Fig. 2 ist unmittelbar ersichtlich, dass die beiden Horizontal-Axen Q 
und R zur Aufnahme von Libellen eingerichtet sind, vermittelst welcher sowohl die Ver- 
tikalaxe des Theodolithen, als diese beiden Horizontal-Axen unter Justirung ihrer Zapfen- 
Lager genau nivellirt werden können. 
Wie mit dem so construirten Instrument nach den oben erörterten Principieen die 
Messungen auszuführen sind, bedarf kaum noch besonderer Erwähnung. Nachdem die 
Schwingungsdauer des Hauptmagnets in seinem Gehäuse S vermittelst des centralen Fern¬ 
rohrs v w beobachtet worden ist, wird derselbe im Gehäuse in transversaler Lage wie beim 
ersten Theodolith arretirt. Man wird aber gleich bemerken, dass hier das dort angewandte 
Kriterium fehlt, um sicher zu sein, dass hiebei die Magnetaxe parallel zur Schiene resp. 
genau senkrecht auf der optischen Axe des Fernrohrs v w stehe, deren Collimation wir als 
bereits anullirt annehmen. Hier findet man die gewünschte Lage leicht in der Art, dass 
man das Gehäuse mit dem fixirten Magnet darin um seinen Zapfen um ungefähr 90° dreht, 
bis das spiegelnde Ende des letzteren dem Fernrohr v w zugewandt ist und dann nach 
Oeffnung der betreffenden seitlichen Klappe (v Tafel II Fig. 1) unter weiterer Drehung die 
Stellung des Gehäuses aufsucht, wo das Fadenkreuz im Fernrohr sich mit seinem Spiegel¬ 
bild im Magnetspiegel genau deckt; alsdann coincidiren die optische Axe des ersteren und 
die Spiegelnormale des letzteren und damit auch genau genug die magnetische Axe des 
Magnets. Man stellt jetzt den Index-Ring auf der Platte U auf einen Strich der Quadranten- 
Theiluug der Kreisscheibe E am Gehäuse-Fuss (Tafel II Fig. I) ein, fixirt ihn und hat dann 
nach der letzteren Theilung bloss um 90° nach der einen oder anderen Seite das Gehäuse 
zu drehen, um den Magnet genau genug senkrecht zu jener optischen Axe orientirt zu 
erhalten. 
Nunmehr setzt man das kleine Gehäuse mit dem darin arretirten Hülfsmagnet auf den 
Zapfen der Schiebplatte y etwa auf der rechten Seite der Schiene auf und orientirt die Axe 
seiner Rohrung mittelst der Quadranten-Theilung auf seiner Fussplatte e und dem Index- 
Ring der Grundplatte ß senkrecht zur Längs-Axe der Schiene. — Die Auffindung der rich¬ 
tigen Lage des Index-Ringes und die Ermittlung gleicher Höhe der beiden Magnete erfolgt 
am besten in der Weise, dass man nach Entfernung beider Magnete den längeren cyündri- 
4.* 
