28 
H. Wild, 
sche „ Maassstab des ersteren Theodolithen durch das centrale Gehäuse durchstecht und ihn 
Ъ zu Berührung mit der einen oder anderen Glasplatte des mit semer Bohrung para lei 
z r Schien orien irten kleinen Gehäuses bringt. Es muss dann hei richtiger Ste l ong des 
« die Spitze des Stahes genau die Mitte jener Glasplatte treffen und man b sonn 
zur Fixirung derselben ein für alle Male uur den IndexRing au erneu Theilstncl. 
Quadranten-Theilung genau einzustellen und zu klemmen “»^^ '"Піе Mine der 
rum' des Hülfsmagnets und justirt seine Suspension bis er moghe is D ... . 
cvlindrischen Bohrung im Kupferklotz einnimmt, worauf man die Alhidadc mit ihren Appen¬ 
dices dreht bis der Vertikalfaden im Fernrohr t mit seinem Spiegelbild im sP’egelnden 
Ende des Hülfsmagnets coincidirt. Jetzt wird sofort die Axe R der Mikrom^W 
gedreht, bis man mit dem Mikroskop Y die Oeffnung am unteren Magnets t in der Mute 
seines Gesichtsfeldes sieht, der Vertikal-Mikrometerfaden darauf die T 
ab-elesen die Axe R weiter gedreht, bis in beiden Mikroskopen die Theilung des Maass 
Stabes \ erscheint, die Faden beider Mikrometer auf die nächsten Theilstriche daselbst ein¬ 
gestellt und wieder die Trommeln abgelesen. Erst nach Ausführung dieser Messungen wird 
Leb der Horizontalkfeis mit seinen Mikrometer-Mikroskopen abgelesen, darauf das Ge 
mit dem Hauptmagnet um 180° umgedreht und durch Drehung der Alhidade nach . 
andere™Seite wieder die Coincidenz zwischen der optischen Axe des Fernrohrs t un der 
Spiegelnormale des nach der entgegengesetzten Seite von magnetischen Meridian abge 1er. - 
ten Hülfsmagnets aufgesucht. Nach neuer Einstellung und Ablesung des Mikrometer-, 
skopes auf die Magnet-Marke und darauf beider auf den Maassstab unten wir ers wi 
der Horizontalkreis ahgelesen, welche Ablesung von der früheren subtralurt einen ersten 
Werth des doppelten Ablenkungswinkels des Hülfsmagnets aus den, magnetischen Meridian 
liefert Ganz entsprechend verfährt man unter Benutzung des Fernrohrs t , nachdem m 
das Gehäuse mit dem Hülfsmagnet auf den Zapfen des Schlittens J , auf der l,n e„ beit 
der Schiene vom Beobachter aus aufgesetzt hat. Wir erhalten aus diesen Beobachtungen 
einen zweiten Werth des doppelten Ablenkungswinkels des Hülfsmagnets und das i 
Mittel aus diesem und dem früheren unter Berücksichtigung der Décimations- Variationen 
liefert dann den definitiven Werth des Ablenkungswinkels ». Angenommen die relative a„ 
der Mikrometer-Mikroskope an der Axe R zum Maasstab hätte sich wahrend 4 Messungen 
nicht geändert, so werden die Ablesungen an diesem rechts und links stets dieselben ge¬ 
wesen sein und das Mittel der Mikrometer-Einstellungen rechts auf die Magnetmarke sow 
anderseits derjenigen links werden mit jenen Ablesungen combinirt unmittelbar die mi 
lere doppelte Entfernung der beiden Magnet-Mittelpunkte in Theilen des Maassstabs liefern, 
wenn dieser selbst sich auch nicht längs der Schiene verschoben hat. Da das letztere wa - 
rend der Dauer der Messungen nicht in merklicher Weise wegen der festen Verbindung 
beider eintreten wird, so wird die Entfernung der Magnete auch noch richtig erhalten 
werden, wenn in Folge einer Verschiebung der Mikroskop-Axe von einer Messung zur 
anderen verschiedene Ablesungen am Maassstab erhalten worden wären, man hat dann nur 
