Verbesserte Constructionen magnetischer Unifilar-Theodolithen. 31 
mit dem Hauptmagnet seitlich auf die Schienen-Zapfen aufsetzt und an seiner Stelle in’s 
Centrum wieder ein Hülfsgehäuse mit bifilar aufgehängtem Magnet und Torsionskreis oder 
Mikroskopen zur Ablesung der Drehungen der oberen Suspension am Horizontal-Kreis des 
Instrumentes bringt. 
Ob und inwiefern dieser bifilare Hülfsapparat zugleich nach dem betreffenden Theil 
meines Bifilar-Theodoliths (siehe das Citât von S. 7) zu contruiren wäre, um das Product 
HM mittelst desselben statt durch Schwingungsbeobachtungen bestimmen zu können und 
so gewissermaassen eine Contrôle für diese zu gewinnen, werde ich bei einer anderen Ge¬ 
legenheit erörtern. Eine solche Contrôle hätte nämlich nur dann einen Werth, wenn sie 
denselben Grad der Genauigkeit in sich schlösse; diese Bedingung ist aber bei dem er¬ 
wähnten Theodolithen in seiner damaligen Gestalt noch nicht erfüllt gewesen. 
Inzwischen werden, so hoffe ich, die beiden geschilderten Constructionen des Unifilar- 
Theodolithen genauere absolute Bestimmungen der Horizontal-Intensität des Erdmagnetis¬ 
mus nach der Gauss-Lamont’schen Methode gestatten. 
Zürich, 1./13. Februar 1896. 
