14 
В. Курилова. 
Приборъ Пар о 1 ) (барометръ-насосъ) состоитъ (рис. 1) изъ обыкновеннаго баро¬ 
метра HF , верхній конецъ коего соединенъ съ одной стороны съ трубочкой ОР , гдѣ нахо¬ 
дится разлагаемое вещество, и воздушнымъ насосомъ NA съ другой при помощи крана А 
съ тройнымъ ходомъ. Кранъ этотъ позволяетъ сдѣлать пустоту въ барометрѣ надъ ртутью, 
высушить гидратъ, пуская воздухъ по желанію черезъ склянку W или рядъ U —образн. 
трубокъ и привести въ сообщеніе соль съ барометрической пустотой. Каучукъ J соеди¬ 
няетъ барометръ съ подвижной частью LKE , которая по надобности можетъ служить или 
подвиячііымъ шаромъ воздушн. насоса, или колѣномъ манометра. Кранъ съ тройнымъ 
ходомъ, отвѣчая своему назначенію при сравнительно низкихъ температурахъ, не позво¬ 
ляетъ производить опыты при нагрѣваніи выше 60°—70°, ибо тогда уже нельзя пору¬ 
читься за то, что онъ будетъ хорошо держать пустоту и при этой температурѣ. 
Рис. 1. 
Къ прибору Пар о близокъ по устройству аппаратъ Лекера 2 ). Онъ состоитъ (рис. 2) 
изъ вертикальной трубки В шириною до 2 сайт, и длиною до 1 метра, запаянной на верху. 
Въ эту трубку вставляется другая, полукапиллярная, /*, которая въ верхней части служитъ 
поддержкою для трубочки А съ разлагающимся гидратомъ, а нижняя часть, при помощи трой¬ 
ного крана г, имѣетъ сообщеніе съ ртутной чашкой, въ которую вставляется внѣшняя широ¬ 
кая трубка (такимъ путемъ полуканилляръ проходитъ черезъ этотъ ртутный резервуаръ). 
Этотъ же тройной кранъ служитъ и для соединенія прибора съ насосомъ. Сначала вводится 
во внутреннюю трубку разлагаемый гидратъ, затѣмъ черезъ полукапилляръ выкачивается 
воздухъ и кранъ приводится въ сообщеніе съ ртутнымъ резервуаромъ. Ртуть входитъ въ 
широкую трубку и, въ концѣ концовъ, вещество разлагается въ барометрической пустотѣ. 
х ) Pareau, Wiedemann’s Aunalen. t 1, 49, (1877). 
2 ) Lescoeurs Aun. d. Chim. Phys. 6 série, 16,390(1889) 
