РАЗЛОЖЕНІЕ ХИМИЧЕСКИХЪ СОЕДИНЕНІЙ, ОБРАЗОВАННЫХЪ ПОГЛОЩЕНІЕМЪ АММІАКА СОЛЯМИ. 15 
Опредѣленіе количества выдѣлившейся воды производится посредствомъ анализа. Приборъ 
Декера имѣетъ за собой то удобство, что разлагать вещество можно при какой угодно тем¬ 
пературѣ, потому что здѣсь, какъ въ приборѣ Гоффманна, на барометрическую трубку 
надѣта широкая муфта, въ коей циркулируютъ пары постоянно кипящихъ жидкостей: 
спиртовъ — метиловаго, этиловаго, амиловаго и т. д. Остается все же одно неудобство: 
именно, когда упругость разлагающагося соединенія близка къ атмосферному давленію, то 
поверхность ртути во внѣшней трубкѣ опускается до уровня въ чашкѣ, и потому, благодаря 
лучеиспусканію ея нижней части, не защищенной наружной муфтой, въ коей циркулируютъ 
пары, произойдетъ охлажденіе и часть пара можетъ перейти въ жидкое состояніе. Декеръ 
устраняетъ и это неудобство: при такого рода упругостяхъ онъ пробкой т затыкаетъ 
нижнее отверстіе внѣшней трубки и тогда полукапиллярная трубка проходитъ черезъ эту 
пробку (рис. 3). Кромѣ того, выше пробки къ внѣшней трубкѣ припаивается отростокъ р , 
черезъ который на каучукѣ присоединяется трубка Е съ краномъ и открытымъ верхнимъ 
концомъ. Такимъ образомъ послѣдняя служитъ однимъ изъ колѣнъ манометра въ то 
время, какъ другимъ колѣномъ его является барометрическая трубка. Пользуясь же подоб¬ 
нымъ устройствомъ можно держать уровень ртути въ барометрической трубкѣ прибора 
на любой высотѣ. 
