28 
В. Курилова. 
что имѣетъ мѣсто при изслѣдованіи гидратовъ, результаты, добытые различными изслѣдо¬ 
вателями, показываютъ, какъ увидимъ ниже, гораздо большее расхожденіе, чѣмъ при соля¬ 
ныхъ гидратахъ. 
Приступая къ опредѣленію упругости диссоціаціи соединеній амміака съ солями, я 
прежде всего долженъ былъ разсмотрѣть употреблявшіеся методы съ тѣмъ, чтобы выбрать 
болѣе надежный приборъ, руководясь тѣми соображеніями, которыя вытекали изъ раз¬ 
смотрѣнія методовъ опредѣленія упругости диссоціаціи соляныхъ гидратовъ. Выборъ 
однако здѣсь невеликъ. Въ ли¬ 
тературѣ болѣе подробно опи¬ 
санъ приборъ и методъ изслѣ¬ 
дованія И зам бе р а; кромѣ него 
только Розебумъ даетъ, хотя 
и очень неполное, описаніе сво¬ 
его прибора. 
Методъ' И з а м б е р а является 
первымъ по времени изслѣдо¬ 
ванія. Характерная особен¬ 
ность его прибора состоитъ 
въ томъ, что манометрическая 
часть представляетъ одно цѣ¬ 
лое съ аппаратомъ, производя¬ 
щимъ пустоту. Приборъ, въ 
которомъ происходитъ разло¬ 
женіе вещества, состоитъ изъ 
запаянной съ одного Е конца 
трубки (рис. 7); открытый ко¬ 
нецъ ея / соединенъ, при по¬ 
мощи каучука, съ краномъ MN 
и затѣмъ послѣдній связанъ съ 
насосомъ, служащимъ для про¬ 
изведенія пустоты. Насосъ со- 
Рис. 7. стоитъ изъ стеклянной трубки 
AB длиною около 85 сайт. На 
нижнюю часть ея А надѣтъ толстый каучукъ, оканчивающійся резервуаромъ R , напол¬ 
неннымъ ртутью. Трубка AB вверху имѣетъ значительное утолщеніе ВС и снабжена 
краномъ съ тремя ходами I), отъ коего идутъ двѣ трубки—одна съ простымъ краномъ 
Е, служащая для выхода газа изъ прибора, и другая — съ краномъ F, съ тремя ходами. 
Послѣдній кранъ даетъ возможность соединять СВ или съ трубкой, отводящей амміакъ 
изъ прибора съ разлагающимся веществомъ, или же съ каучукомъ НН, приводящимъ 
