ДРУГИХЪ ТЕРМОМЕТРОВЪ ВЪ НИКОЛАЕВ. ГЛАВП, ФИЗИЧЕСК. ОБСЕРВАТОРІИ СЪ 1869 ПО 1901 Г. 93 
Термометръ № 603 неоднократно сравнивался съ главнымъ нормальнымъ термомет¬ 
ромъ Ж“. 10' (Dr. H. Geissler in Bonn); результаты этихъ сравненій мы приводимъ въ слѣ¬ 
дующей табличкѣ: 
Полныя поправки термометра № 603 относительно водороднаго термометра, выведенныя изъ 
сравненій съ термометромъ № 10'. 
Шкала. 
1893. 
1894. 
1897. 
1898. 
1899. 
1900. 
Среднія. 
О 
О 
0 
О 
О 
О 
0 
0° 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
5 
— 
' — 
— 
—0,03 
— 
—0,03 
—0,03 
10 
—0,08 
—0,08 
—0,08 
—0,07 
—0,07 
-0,07 
—0,07 
15 
— 
— 
— 
—0,08 
— 
—0,07 
—0,08 
20 
—0,08 
—0,10 
—0,08 
—0,09 
—0,09 
—0,09 
—0,09 
25 
— 
— 
— 
—0,10 
_ \ 
—0,09 
—0,09 
30 
—0,09 
—0,11 
—0,09 
—0,10 
—0,11 
—0,09 
—0,10 
35 
— 
— 
— 
—0,10 
— 
—0,10 
—0,10 
40 
—0,12 
—0,12 
—0,09 
—0,11 
—0,09 
—0,11 
—0,11 
При вычисленіяхъ этихъ поправокъ нулевая точка нормальнаго термометра JV» Ю' 
принималась пониженной данною температурою, а для приведенія его показаній къ водо¬ 
родному термометру служили окончательно принятыя нами величины (см. стр. 73). 
Среднія изъ полученныхъ такимъ образомъ въ разное время поправокъ термометра 
Ж. 603 мы принимаемъ за окончательныя. Такъ какъ онѣ отклоняются отъ поправокъ, при¬ 
мѣнявшихся съ янв. 1892 г. до ноября 1900 г., не болѣе чѣмъ на 0°01, то при темпера¬ 
турахъ выше 0° поправки термометровъ, провѣренныхъ за этотъ промежутокъ времени по 
термометру М>. 603, можно считать вѣрными. Къ поправкамъ ліе термометровъ, провѣрен¬ 
ныхъ съ мая 1887 г. до конца 1891 г. по термометру Ж; 603, слѣдуетъ примѣнить дан¬ 
ныя въ таблицѣ, въ началѣ этой главы, приведенія къ водородному термометру. Послѣднія 
также хорошо согласуются съ данными С. В. Гласекомъ приведеніями. 
Отмѣтимъ здѣсь еще тотъ интересный Фактъ, что найденныя нами полныя поправки 
термометра Ж 603 относительно водороднаго термометра представляютъ съ точностью до 
0°01 приведенія термометровъ изъ Іенскаго стекла 16“' вообще къ водородному термо¬ 
метру. Для этихъ термометровъ именно получилъ Шель (Scheel) въ «Physikalisch-Technische 
Reichsanstalt» слѣдующія приведенія: 
При . . —30° —20° —10° 0° 10° 20° 30° • 40° 
Приведенія... -4-0,32 -ь0,19 н-0,08 0,00 —0,06 —0,09 —0,11 —0,12 
Изъ этого можно заключить, что градусныя дѣленія термометра Ж 603 точно соот- 
