94 
I. ШУКЕВИЧЪ, ТЕРМОМЕТРИЧЕСКІЯ ИЗСЛѢДОВАНІЯ И ПОВѢРКА МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИХЪ И 
вѣтствуютъ 1° И что поправки калибра его незначительны. Это относится не только къ 
шкалѣ выше 0°, но и, какъ мы увидимъ дальше, къ шкалѣ ниже 0°. 
Не приведенныя къ водородному термометру поправки термометра № 603 при темпе¬ 
ратурахъ ниже 0°, принимавшіяся съ мая 1887 г. до конца 1891 г., даны В. X. Дубин- 
скимъ на основаніи сравненій его съ термометромъ Л'» 274, въ январѣ 1887 г. 
Приведенныя къ водородному термометру поправки термометра j\“ 603 при темпера¬ 
турахъ ниже 0°, принимавшіяся съ января до середины декабря 1892 г., даны С. В. Гла- 
секомъ. Въ декабрѣ 1892 г. термометръ Ля 603 вновь провѣренъ при отрицательныхъ 
температурахъ по главному нормальному толуоловому термометру Tonuelot As 4932 В. X. 
Дубинскимъ и В. К. Гуномъ. Полученныя при этомъ и данныя С. В. Гласекомъ по¬ 
правки сопоставлены въ слѣдующей табличкѣ: 
0 ° — 10 ° — 20 ° 
0,00 -ь0,16 -4-0,20 
0,00 -ь0,06 -4-0,06 
0,00 -4-0,10 -4-0,11 
0,00 — -4-0,11 
0,00 -4-0,09 -4-0,18 
0,00 -4-0,10 -4-0,13 
Найденныя среднія поправки примѣнялись съ конца декабря 1892 г. до конца 
1894 г. 
Большое разногласіе полученныхъ поправокъ слѣдуетъ главнымъ образомъ приписать 
нормальному толуоловому термометру АІ! 4932, который, какъ изложено нами выше, для 
болѣе точныхъ опредѣленій температуры служить не можетъ. 
Въ декабрѣ 1894 г. термометръ As 603 провѣренъ по главному нормальному ртут¬ 
ному термометру Tonuelot A'*s 11167, пріобрѣтенному въ томъ же году. Выведенныя изъ 
этой провѣрки поправки термометра As 603 примѣнялись съ января 1895 г. Затѣмъ онъ 
провѣренъ по термометру Tounelot As 11167 еще въ мартѣ 1898 г. и въ мартѣ и маѣ 
1900 г.; кромѣ того имѣются неоднократныя сравненія его съ нормальнымъ термометромъ 
Afs 10' (Dr. H. Geissler in Bonn), приведенія котораго къ международному термометру нами 
выведены выше (см. стр. 76). Результаты повѣрки термометра A^s 603 при отрицатель¬ 
ныхъ температурахъ по ртутнымъ термометрамъ Tonnelot As 11167 и As 10' (Dr. H, Geissler 
in Bonn) сопоставлены въ слѣдующей табличкѣ (см. стр. 95). 
Въ послѣднемъ столбцѣ этой таблички даны нами тѣ поправки термометра As 603 
относительно международнаго водороднаго термометра, которыя приняты нами за оконча¬ 
тельныя. 
Послѣднія вполнѣ согласуются съ поправками, которыя примѣнялись къ термометру 
As 603 при повѣркѣ метеорологическихъ термометровъ съ января 1895 г. 
Гласекъ. . . 
Дубинскій . 
Гунъ. 
Среднія 
