ДРУГИХЪ ТЕРМОМЕТРОВЪ ВЪ НИКОЛАЕВ. ГЛАВК. ФИЗИЧЕСК. ОБСЕРВАТОРІИ СЪ 1869 ПО 1901 Г. 97 
Замѣтимъ, наконецъ, что въ приложенныхъ таблицахъ III и IX приведены также 
сравненія термометра Ж“. 152 (Ф. и О. Мюллеръ) съ главными нормальными термометрами 
Tounelot. Этотъ термометръ служитъ резервнымъ. Онъ изготовленъ въ концѣ 1900 г. и 
принадлежитъ къ тому же типу ртутныхъ термометровъ, какъ и термометръ Ж 313, съ 
тѣмъ только различіемъ, что резервуаръ его имѣетъ цилиндрическую Форму. Въ Февралѣ и 
мартѣ 1901 г. получены слѣдующія полныя поправки его относительно водороднаго тер¬ 
мометра : 
Поправки термометра № 152 относительно водороднаго термометра. 
Шкала. 
Поправки 
(пониженная 
нулевая точка). 
Пониженія 
нулевой точки. 
Поправки 
(нулевая точка 
послѣ комнатной 
температуры). 
О 
о 
0 
—350 
-0,28 
0,00 
—0,28 
— 30 
—0,20 
0,00 
—0,20 
—25 
—0,12 
0,00 
—0,12 
—20 
—0,06 
0,00 
—0,06 
— 15 
—0,02 
0,00 
—0,02 
—10 
0,00 . 
0,00 
0,00 
— 5 
—0,01 
0,00 
—0,01 
0 
0,00 
0,00 
0,00 
5 
—0,01 
0,00 
— 0,01 
10 
—0,01 
0,00 
—0,01 
15 
-0,02 
0,00 
—0,02 
20 
—0,02 
0,00 
—0,02 
25 
—0,04 
—0,005 
—0,03 
30 
— 0,05 
—0,005 
—0,04 
35 
—0,04 
—0,01 
— 0,03 
40 
—0,04 
—0,015 
—0,02 
45 
—0,04 
—0,02 
—0,02 
50 
—0,04 
—0,03 
—0,01 
20. Повѣрка спиртовыхъ термометровъ. 
Повѣрка спиртовыхъ термометровъ производилась въ Г. Ф. О. до 1891 г, по раз¬ 
смотрѣннымъ выше ртутнымъ термометрамъ, при чемъ она обыкновенно доводилась лишь 
до —21°2 (въ смѣси наскобленнаго льда съ поваренною солью). Съ 1891 г. до 1895 г. 
для повѣрки спиртовыхъ термометровъ с.чужили также спиртовые термометры, главнымъ 
Зап. Фяз.-Мат. Отд. 13 
