98 I. ШУКЕВПЧЪ, ТЕРМОМЕТРИЧЕСКІЯ ИЗСЛѢДОВАНІЯ и ПОВѢРКА МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИХЪ И 
образомъ, при иапнизшпхъ температурахъ. Съ 1895 г. повѣрка спиртовыхъ термометровъ 
производится при помощи спиртоваго термометра одинаковаго съ ними устройства уже при 
всѣхъ температурахъ, въ предѣлахъ отъ -+-20° до —60°. 
У обыкновеннаго спиртоваго термометра резервуаръ имѣетъ вилкообразную Форму, 
а раздѣленная на Vj“ шкала включена въ наружную стеклянную трубку, какъ и у метеоро¬ 
логическихъ ртутныхъ термометровъ (Einsclilussthermometer). У спиртоваго термометра 
капиллярная трубка значительно шире, чѣмъ у ртутнаго. 
Повѣрка спиртовыхъ термометровъ посредствомъ спиртоваго термометра одинаковаго 
съ ними устройства представляла слѣдующія преимущества: 
1) исключались погрѣшности вслѣдствіе выдававшихся столбиковъ. Въ настоящее 
время это не имѣетъ больше значенія, такъ какъ при повѣркѣ термометры при всѣхъ тем¬ 
пературахъ могутъ быть погружены выше отсчитываемыхъ дѣленій въ жидкость. 
2) исключались погрѣшности вслѣдствіе различной чувствительности спиртовыхъ и 
ртутныхъ термометровъ. Насколько чувствительность различна, показываютъ, напр., наблю¬ 
давшіяся мною скорости, съ которы'ми ртутный психрометрическій и обыкновенный спирто- 
вый термометры принимали температуру въ тающемъ льду послѣ комнатной температуры: 
В 
В 
В 
В 
в 
а 
в’ 
в 
в 
в 
Послѣ перенесенія въ ледъ: 
я 
s 
В 
і 
і 
S 
я 
s 
о 
ол 
СО 
чо 
о 
00 
о 
о 
о 
о 
о 
о 
о 
0 
о 
о 
Ртутный психрометр, термом. . . 
16,2 
1,2 
0,4 
0,09 
0,05 
0,02 
0,00 
0,00 
Спііртовый термометръ. 
16,2 
8,0 
5,5 
3,0 
1,8 
1,1 
0,7 
0,4 
0,1 
0,0 
3) исключалось вліяніе смачиванія стѣнокъ капиллярной трубки спиртомъ на отсчеты 
термометровъ при понижающейся температурѣ. При этомъ однако допускалось, что это сма¬ 
чиваніе происходило въ одинаковой степени какъ у провѣрочнаго спиртоваго термометра, 
такъ и у провѣрявшихся термометровъ. Замѣтимъ при этомъ такн^е, что спиртовые термо¬ 
метры провѣрялись въ Г. Ф. О. всегда въ вертикальномъ положеніи, и что они передъ по¬ 
вѣркою при низкихъ температурахъ держались продолжительное время въ холодномъ помѣ¬ 
щеніи въ вертикальномъ положеніи съ тою цѣлью, чтобы капельки спирта, оставшіяся на 
стѣнкахъ капиллярныхъ трубокъ, имѣли время стечь. 
Производившаяся такимъ образомъ повѣрка спиртовыхъ термометровъ давала болѣе 
пли мепѣе точныя поправки ихъ, дѣйствительныя въ томъ предположеніи, что при всѣхъ 
колебаніяхъ температуры вся масса термометрической жидкости остается замкнутою въ 
себя. 
Однако, минимальные спиртовые термометры отсчитываются на метеорологическихъ 
станціяхъ въ горизонтальномъ положеніи, и отъ всей массы спирта могутъ, при пони¬ 
женіи температуры, отдѣляться небольшія количества спирта, вслѣдствіе чего поправки 
ихъ могутъ быть другія; въ общемъ онѣ будутъ возрастать по мѣрѣ пониженія тем¬ 
пературы. 
