ДРУГИХЪ ТЕРМОМЕТРОВЪ ВЪ НИКОЛАЕВ. ГЛАВЕ. ФИЗИЧЕСК. ОБСЕРВАТОРІИ СЪ 1869 ПО 1901 Г. 99 
Замѣтимъ еще, что въ настоящее время у спиртоваго термометра, при повѣркѣ какъ 
при 0°, такъ и при всѣхъ другихъ температурахъ, отсчитывается наинизшая точка мениска, 
т. е. та точка, до которой при метеорологическихъ наблюденіяхъ доводится индексъ мини¬ 
мальныхъ температуръ. Если же отсчитывать, напр., середину черной полоски мениска, то 
могутъ получаться разности до 0°05 и больше. 
Въ виду небольшой, сравнительно, точности повѣрки спиртовыхъ термометровъ, мы 
не приводимъ здѣсь поправокъ провѣрочныхъ спиртовыхъ термометровъ, которыя прини¬ 
мались въ различное время. Провѣрочными спиртовыми термометрами служили слѣдующіе 
термометры: Ä (Dr. Н. Geissler in Bonn) въ 1891 г. въ нѣсколькихъ случаяхъ при —30° 
и —40°, № 1283 (R. Fuess) въ 1892 и 1893 гг., Лі; 1420 (В. Fuess) съ длинною шейкою 
для повѣрки такихъ же термометровъ съ 1893 г. до іюля 1899 г. и № 444 (Ф. Мюллеръ) 
съ 1895 г. до настоящаго времени. 
Для приведенія къ международному водородному термометру поправокъ спиртовыхъ 
термометровъ, которыя получены въ Г. Ф. О. съ 1869 г. до конца 1891 г., долншы 
быть приняты тѣ же величины, что и для ртутныхъ термометровъ. 
21. Заключеніе. 
Въ слѣдующей заключительной таблицѣ сопоставлены выведенныя нами въ этомъ 
трудѣ приведенія провѣрочныхъ ртутныхъ термометровъ къ международному водородному 
термометру. Данныя въ ней приведенія и слѣдуетъ примѣнить къ поправкамъ термомет¬ 
ровъ, полученнымъ въ Г. Ф. О. съ 1869 г. до конца 1891 г. (см. стр. 100). 
Припомнимъ при этомъ, что въ 1877 г. поправки всѣхъ термометровъ, провѣренныхъ 
до этого года, перевычислены для приведенія ихъ къ опредѣленной по новому методу шкалѣ 
ртутнаго термометра № 10' (]\я 4). Полученныя новыя поправки термометровъ затѣмъ были 
сообщены для примѣненія ихъ при наблюденіяхъ на станціяхъ, и къ нимъ должны быть 
примѣнены приведенія, данныя въ столбцѣ (1869—1876) этой таблицы. 
Обратимъ еще вниманіе на то, что данныя въ таблицѣ приведенія примѣнимы только 
въ тѣхъ предѣлахъ шкалы, въ которыхъ термометры были провѣрены въ Г. Ф. О., т. е. 
они примѣнимы лишь къ даннымъ Г. Ф. О. поправкамъ термометровъ. 
Что касается экстраполяціи приведеній къ водородному термометру старыхъ ртутныхъ 
термометровъ, у которыхъ дѣленія шкалы не приведены изготовителями къ шкалѣ водо¬ 
роднаго термометра, то съ большею и.іи меньшею точностью можно принимать выше 30° 
тѣ же приведенныя къ водородному термометру поправки, что и для 30°, а ниже 0°, напр. 
для —30°, данныя для —20° приведенныя поправки, прибавивъ къ нимъ -+-0°15; если 
термометръ не былъ провѣренъ при —10° и —20°, то можно принимать приблизительныя 
приведенія, при —10° = н-0°1, при —20° = -н0°25, при —30° = -і-0°4. При экстра- 
13* 
