100 I. ШУКЕВИЧЪ, ТЕРМОМЕТРИЧЕСКІЯ ИЗСЛѢДОВАНІЯ И ПОВѢРКА МЕТЕОРОЛОГИЧЕСЧІИХЪ И 
Приведенія къ международному водородному термометру поправокъ ртутныхъ и спиртовыхъ термо¬ 
метровъ, провѣренныхъ въ Г. Ф. 0. съ 1869 г. до конца 1891 г. 
Время 
повѣрки. 
1869—1875. 
1876. 
(1869—1876). 
1877 — 
Дек. 1879. 
Дек. 1879— 
Май 1887. 
Май 1887— 
Дек. 1891. 
Провѣрочные 
термометры. 
№ 2 п Л» 3'. 
№ 2 и J\ï 3'. 
№ 2 и № 3'. 
№ 274. 
Л» 274. 
Л» 603. 
0 
О 
О 
О 
О 
О 
При —35° 
— 
— 
— 
4-0,46 
—30 
-t-0,06 
4-0,06 
4-0,41 
— 
— 
4-0,38 
—20 
4-0,04 
4-0,04 
4-0,26 
4-0,25 
4-0,25 
4-0,23 
— 10 
-1-0,01 
-f-0,01 
4-0,12 
4-0,11 
4-0,11 
4-0,12 
0 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
10 
О 
1 
—0,11 
—0,07 
—0,10 
—0,10 
—0,08 
20 
—0,20 
-0,18 
— 0,12 
—0,13 
-0,13 
—0,13 
30 
—0,26 
—0,22 
-0,14 
—0,15 
—0,15 
—0,15 
40 
—0,30 
—0,24 
—0,14 
—0,21 
—0,16 
—0,16 
ПОЛИЦІИ болѣе НОВЫХЪ термометровъ, съ 1892 г., у которыхъ дѣленія шкалы уже при¬ 
ведены къ водородному термометру, можно принимать поправки, данныя для предѣльныхъ 
точекъ повѣрки. 
Весьма сложною является экстраполяція поправокъ и ихъ приведеній къ водородному 
термометру для спиртовыхъ термометровъ. Кромѣ того, что жидкость, послужившая для 
изготовленія термометровъ, можетъ быть не вполнѣ одинакова, дѣленія шкалы могз'тъ быть 
разными изготовителями и даже однимъ и тѣмъ же въ разное время нанесены различно. 
Шкала можетъ имѣть равныя дѣленія, отнесенныя къ основной разности [0?30°] или 
къ какой-нибу'дь другой основной разности, она можетъ быть раздѣлена по шкалѣ ртутнаго 
термометра въ тѣхъ или другихъ предѣлахъ, а при низкихъ температурахъ дѣленія могутъ 
быть равны или же равномѣрно сближены по мѣрѣ пониженія температуры. Изъ этого 
видно, что невозможно дать для всѣхъ спиртовыхъ термометровъ при низкихъ температу¬ 
рахъ одни и тѣ же даже крайне приближенныя приведенія. Чтобы опредѣлить болѣе или 
менѣе точно приведенія, слѣдовало бы изслѣдовать спиртовые термометры, по нѣсколько 
экземпляровъ изъ разныхъ періодовъ времени, или вывести приведенія изъ тѣхъ сравненій 
минимальныхъ термометровъ съ ртутными термометрами, которыя производятся на метеоро¬ 
логическихъ станціяхъ въ 7 ч. у. и 9 ч. в. 
Закончимъ этотъ трудъ указаніемъ на нѣкоторыя работы по термометріи, которыя 
предполагается произвести въ отдѣленіи въ ближайшемъ будущемъ, а, именно, на слѣ¬ 
дующія работы: 
