ОТЧЕТЪ ПО НИКОЛАЕВСКОЙ ГЛАВНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ ОБСЕРВАТОРІИ ЗА 1902 Г. 
23 
1 психрографъ, 
21 метеорографъ, 
3 плювіографа Рорданца, 
3 мареографа, 
1 змѣйковый анемограФъ-барограФъ, 
14 солнечныхъ часовъ, 
2 хронометра, 
14 карманныхъ часовъ. 
Всего провѣрено 3587 инструментовъ. 
Кромѣ того провѣрялся, по моему порученію, «солнечный треугольникъ» С. П. Гла¬ 
зе напа, служащій для опредѣленія поправки часовъ. Способъ опредѣленія основанъ на 
наблюденіи равныхъ высотъ солнца до и послѣ полдня. Теорія и устройство треугольника, 
порядокъ наблюденій и вычисленіе поправки часовъ подробно изложены въ статьѣ С. П. 
Гл азе нана «Солнечный треугольникъ. — Простѣйшій инструментъ для опредѣленія вре¬ 
мени.» Изв. Русскаго Астроном. Общества, IX выпускъ, 1902. 
Треугольникъ полученъ въ среднихъ числахъ сентября. Вслѣдствіе неблагопріятной 
погоды произведены лишь 6 наблюденій: 1, 7 и 13 октября, 17, 18 и 20 ноября, причемъ 
въ двухъ случаяхъ удалось отмѣтить лишь одну высоту солнца. Несмотря на это и близкое 
къ полдню время наблюденій, ошибки опредѣленій, т. е. разности между поправкою часовъ, 
опредѣленной посредствомъ треугольника, и истинною поправкою, полученною по синхро¬ 
ническому маятнику Обсерваторіи, не превышали одной минуты. Точность опредѣленія вре¬ 
мени при помощи треугольника, этого весьма простого по своему устройству и способу на¬ 
блюденія инструменту, вполнѣ достаточна для метеорологическихъ цѣлей. Замѣтимъ однако, 
что многіе наблюдатели на метеорологическихъ станціяхъ едва ли въ состояніи дѣлать всѣ 
вычисленія для опредѣленія поправки, и что наблюденія по треугольнику требуютъ несрав¬ 
ненно больше времени, чѣмъ солнечные часы Флеше, употребляемые на метеорологи¬ 
ческихъ станціяхъ. 
VI. Состояніе сѣти метеорологическихъ станцій II разряда и 
осмотръ этихъ станцій. 
А. Дѣятельность сѣти станцій il разряда. 
Въ составъ сѣти станцій И разряда входятъ метеорологическія станціи слѣдующихъ 
трехъ типовъ: 
1) Станціи II разряда 1 класса, т. е. такія, въ которыхъ производятъ въ 3 срока 
(7 ч. у,, 1 ч. д. и 9 ч. в.) наблюденія надъ давленіемъ воздз^ха по точному ртутному баро¬ 
метру и наблюденія по хорошо установленнымъ и вывѣреннымъ точнымъ приборамъ надъ 
