70 
и. РЫКАЧЕВЪ. 
содержащей желѣза, для нашего новаго магнитнаго павильона; два термометра Ф. О. 
Мюллера въ С.-Петербургѣ для психрометра Ассмана; вѣсы системы Роберваля для но¬ 
ваго вѣсового эвапорометра; римскіе вѣсы, изготовленные въ мастерской Обсерваторіи по 
рисункамъ и указаніямъ Б.П, Мультановскаго, для опредѣленія плотности снѣжнаго по¬ 
крова. Наконецъ Обсерваторія получила во временное пользованіе отъ Постоянной Централь¬ 
ной Сейсмической Коммиссіи при Императорской Академіи Наукъ два страсбургскихъ 
тяжелыхъ маятника Боша, изготовленныхъ изъ матеріала почти не содержащаго желѣза. 
Въ мастерской Обсерваторіи кромѣ того сдѣланы нѣкоторыя крупныя работы: 
сдѣлано приспособленіе для нагрѣванія термо-электрическихъ ваннъ пиргеліометра Анг- 
стрема-Хвольсона помощью электричества; переработаны три прибора Вильда-Эдель- 
мана, регистрирующихъ элементы земного магнетизма, такъ, что барабанъ ихъ съ чув¬ 
ствительною бумагою можетъ одинъ оборотъ дѣлать по желанію въ 2 или 24 часа; сдѣлано 
къ нимъ приспособленіе для механическаго кратковременнаго закрыванія щели передъ 
барабаномъ для отмѣтокъ времени на бумагѣ; сдѣланъ къ нимъ ящ штативъ для установки 
трубъ съ діафрагмами и электрическими лампочками; наконецъ къ этимъ же приборамъ при¬ 
лажено приспособленіе для автоматическаго включенія въ цѣпь тока электрической лампочки 
и выключенія ея въ любой часъ; для этого мы воспользовались часами изъятаго изъ употреб¬ 
ленія термографа Негрети и Замбра и принадлежащей къ нему же системой электро¬ 
магнитовъ. Затѣмъ къ имѣющемуся въ Обсерваторіи небольшому теодолиту Pistor’a и 
Martins’a, по рисункамъ и ука.заніямъ В. В. Шипчинскаго, была прилажена, на про¬ 
тивоположной вертикальному кругу сторонѣ оси, коническая труба для визированія на 
облака и опредѣленія направленія и относительной скорости движенія облаковъ въ дни 
международныхъ изслѣдованій верхнихъ слоевъ атмосферы; приборъ установленъ въ концѣ 
дорожки, идущей отъ главнаго зданія къ сѣверу, на столбѣ, откуда провѣряется у насъ 
направленіе Флюгера помощью того же теодолита Pistor’a и Martins’a. Кромѣ того въ 
мастерской былъ приготовленъ новый вѣсовой эвапорометръ. Затѣмъ, лѣтомъ было видо¬ 
измѣнено освѣщеніе площадки для наблюденій: взамѣнъ прежней дуговой лампы помѣщены 
теперь въ разныхъ мѣстахъ площадки три лампочки накаливанія, вслѣдствіе чего вся 
площадка освѣщена болѣе равномѣрно; въ актинометрической будкѣ и на площадкѣ близъ 
нея съ испарителями моей системы также введено электрическое освѣщеніе. Наконецъ, 
механики Обсерваторіи, особенно Т. С. Доморощенъ, принимали дѣятельное участіе при 
установкѣ сейсмографа и приборовъ Эшенгагена. 
Сверхъ мелкихъ починокъ и исправленій, которыя производились по мѣрѣ надобности, 
были также сдѣланы слѣдующія болѣе крупныя: въ сентябрѣ былъ произведенъ полный 
ремонтъ цинковой клѣтки, помѣщенной въ нормальной будкѣ; въ октябрѣ исправлено 
положеніе почвенныхъ термометровъ подъ естественной поверхностью; въ сентябрѣ и ок¬ 
тябрѣ былъ прочищенъ колодезь, служащій для измѣренія высоты грунтовой воды; въ 
августѣ была снесена старая деревянная будка, служившая раньше для помѣщенія термо- 
гигрограФа Вильда-Гасслера. 
