9 
I. ШУКЕВИЧЪ, ТЕРМОМЕТРИЧЕСКІЯ ИЗСЛѢДОВАНІЯ И ПОВѢРКА МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИХЪ И 
не удобны для практики, если они должны слулшть и для измѣреній низкихъ температуръ. 
Поэтому въ Николаевской Главной Физической Обсерваторіи для измѣреній температзфы 
при повѣркѣ разныхъ метеорологическихъ термометровъ употребляется обыкновенный 
термометръ, для котораго, по тщательнымъ сравненіямъ со всесторонне-изслѣдованпымъ 
термометромъ, даны полныя поправки относительно меладународнаго водороднаго термометра. 
Въ эти полныя поправки включены уже какъ поправки калибра, такъ и поправки отъ непра¬ 
вильнаго градуснаго дѣленія шкалы. Данныя поправки, вмѣстѣ съ этимъ, относятся къ 
тому полол;енію термометра, въ которомъ онъ былъ сравненъ со всесторонне-изслѣдовап- 
нымъ термометромъ. При каждомъ измѣреніи температуры, кромѣ полной поправки отсчета 
термометра, принимаютъ въ разсчетъ его нулевую точку, получаемую, согласно съ упомя¬ 
нутымъ выше правиломъ, тотчасъ послѣ отсчета при измѣряемой температурѣ. 
Существенныя измѣненія, въ новѣйшее время, въ опредѣленіи температуры по ртут¬ 
ному термометру; введеніе, при изготовленіи термометровъ, новыхъ сортовъ стекла, 
дающихъ значительно меньшія депрессіи нулевой точки, чѣмъ старые; нѣкоторая неопре¬ 
дѣленность приведеній провѣренныхъ въ прежнее время въ обсерваторіи термометровъ 
къ международному водородному термометру, вслѣдствіе того, что для нормальнаго термо¬ 
метра при повѣркѣ принималась для всѣхъ температуръ одна и та же нулевая точка; 
введеніе болѣе совершенныхъ способовъ для повѣрки термометровъ при низкихъ темпе¬ 
ратурахъ и несогласія между данными раньше и найденными въ послѣднее время приве¬ 
деніями ртутныхъ и спиртовыхъ термометровъ къ водородному термометру при низкихъ 
температурахъ, — вотъ тѣ причины, которыя вызвали настоящій трз^дъ. Цѣль его — 
изучивъ подробно дѣятельность обсерваторіи по отношенію къ повѣркѣ термометровъ и къ 
термометріи вообще, съ 1869 года до настоящаго времени, и дополнивъ ее собственными 
изслѣдованіями, связать, по возможности, тѣснѣе между собою результаты повѣрки термо¬ 
метровъ, полученные въ разное время и по разнымъ нормальнымъ термометрамъ. 
Относительно порядка, въ которомъ изложена нами въ настоящемъ трудѣ повѣрка 
термометровъ въ Николаевской Главной Физической Обсерваторіи, замѣтимъ, что сперва 
разсмотрѣно опредѣленіе температуры по ртутному термометру вообще, затѣмъ описаны 
приборы и способы для повѣрки термометровъ при разныхъ температурахъ и, наконецъ, 
подробно выведены для отдѣльныхъ нормальныхъ термометровъ приведенія къ междуна¬ 
родному водородному термометру. 
