ДРУГИХЪ ТЕРМОМЕТРОВЪ ВЪ НИКОЛАЕВ. ГЛАВН. ФИЗИЧЕСК. ОБСЕРВАТОРІИ СЪ 1869 ПО 1901 Г. 
3 
2. Опредѣленіе нулевой точки ртутнаго термометра. 
Нулевая точка термометра лучше всего опредѣляется въ тающемъ наскобленномъ 
льду. Въ Николаевской Главной Физической Обсерваторіи берутъ для этого натуральный 
(невскій) ледъ, которымъ обсерваторія запасается въ концѣ зимы. Выбираются изъ запаса 
наиболѣе чистые куски льда для наскобленія. Ледъ наскобляется по возможности мельче 
помощью большого ножа съ ручками у обоихъ концовъ его, при чемъ на чистоту обра¬ 
щается особенное вниманіе. Наскобленнымъ льдомъ наполняется цинковый сосудъ, Формы 
и величины обыкновеннаго дождемѣрнаго сосуда, съ двойнымъ дномъ. Верхнее воронко¬ 
образное дно имѣетъ маленькія отверстія, черезъ которыя образовавшаяся отъ таянія вода 
стекаетъ каплями. Термометры погружаютъ въ ледъ нѣсколько выше ихъ нулевыхъ точекъ, 
и только при отсчетахъ, насколько нужно, освобождаютъ отъ льда. 
Для самыхъ точныхъ опредѣленій нулевыхъ точекъ ртутныхъ термометровъ имѣется 
особый приборъ, состоящій изъ двухъ цилиндрическихъ стеклянныхъ сосудовъ, вста¬ 
вленныхъ одинъ въ другой. Внутренній сосудъ и пространство между нимъ и внѣшнимъ 
сосудомъ наполняются льдомъ. Сосуды помѣщены на треножникѣ, снабженномъ винтами для 
вертикальной установки термометра, при помощи отвѣса. Внутренній сосудъ снабженъ 
внизу краномъ, чтобы выпускать наружу избытокъ воды. Для отсчетовъ служитъ зри¬ 
тельная труба, прикрѣпленная къ одному изъ стержней прибора. 
Такой приборъ употребляется въ Международномъ Бюро Мѣръ и Вѣсовъ въ Севрѣ, 
близъ Парижа (Bureau international des poids et mesures. — Pavillon de Breteuil, Sèvres). 
При опредѣленіи точки таянія льда соблюдаются въ Бюро слѣдующія предосторожности: 
Къ наскобленному льду (изъ норвежскихъ озеръ), которымъ наполненъ внутренній сосудъ, 
прибавляютъ дестиллированную воду, послѣ чего ледъ крѣпко сдавливаютъ деревянною доскою, 
а избытку воды даютъ стечь черезъ открытый кранъ. Какъ только поверхность льда 
начинаетъ обсыхать, закрываютъ кранъ, вся масса льда при этомъ должна оставаться 
смоченною. Затѣмъ палочкою дѣлаютъ во льду выемку и вставляютъ сюда термометръ. 
При измѣреніяхъ температуры выше 0°, термометръ вставляютъ въ ледъ немедленно 
послѣ отсчета и наблюдаютъ черезъ 3 —10 минутъ наинизшее его показаніе. При измѣре¬ 
ніяхъ температуры ниже 0°, принимаютъ въ Бюро, въ послѣднее время, нулевую точку, 
соотвѣтствующую продолжительному пребыванію термометра въ тающемъ льду. 
По такому ліе способу, по какому въ Мелідународномъ Бюро Мѣръ и Вѣсовъ опре¬ 
дѣляются нулевыя точки ртутныхъ термометровъ, слѣдуетъ и у насъ опредѣлять нулевыя 
точки нашихъ главныхъ нормальныхъ термометровъ, которые тамч, были всесторонне 
изслѣдованы и непосредственно сравнены съ нормальнымъ термометромъ Бюро. Эти 
главные нормальные термометры служатъ у насъ для опредѣленія приведеній къ между- 
1 * 
