ДРУГИХЪ ТЕРМОМЕТРОВЪ ВЪ НИКОЛАЕВ. ГЛЛВН. ФИЗИЧЕСК. ОБСЕРВАТОРІИ СЪ 1869 ПО 1901 Г. 5 
называемые психрометрическіе термометры раздѣлены па '4° и имѣютъ шаровидные резер¬ 
вуары. Такъ какъ у всѣхъ этихъ термометровъ шкала находится позади капиллярной трубки 
(Einschlussthermometer), то мы довольствовались производить отсчеты посредствомъ лупы. 
Кромѣ меня отсчитывали каждый разъ наблюдатели В. В. Александровъ и Л. Ф. Мату- 
севичъ. Приведенныя выше, въ таблицѣ, нулевыя точки представляютъ среднія изъ 3 от¬ 
счетовъ. Температура воздуха въ помѣщеніи была 15°. Порядокъ, въ которомъ термо¬ 
метры отсчитывались, былъ слѣдующій: 
Сперва нулевыя точки термометровъ опредѣлены обыкновеннымъ способомъ, т. е. 
въ тающемъ наскобленномъ льду, въ обыкновенномъ сосудѣ (Л); затѣмъ —въ приборѣ, какъ 
въ Международномъ Бюро Мѣръ и Вѣсовъ (Ь): поверхъ наскобленнаго льда, которымъ 
набитъ былъ приборъ, налита дестиллированная вода, послѣ чего ледъ былъ сдавленъ и 
избытку воды дано стечь черезъ открытый кранъ; промывъ такимъ образомъ ледъ, я 
тотчасъ закрылъ кранъ, при чемъ вся масса льда осталась смоченною. Отсчеты произво¬ 
дились при закрытомъ кранѣ, затѣмъ при открытомъ и, наконецъ, еще разъ при закрытомъ 
кранѣ. Затѣмъ термометры отсчитывались вторично въ обыкновенныхъ условіяхъ (А) и, 
наконецъ, послѣ охлажденія ихъ на—2°, въ воздухѣ изъ окна помѣщенія, такъ что нулевая 
точка была достигнута термометрами при повышеніи температуры. 
При вычисленіи приведенныхъ въ концѣ таблицы разностей взяты среднія изъ 
первыхъ и вторичныхъ отсчетовъ, относящихся къ одному и тому же способу опре¬ 
дѣленія нулевой точки. 
Изъ полученныхъ разностей мы можемъ заключить слѣдующее: 
Тающій наскобленный невскій ледъ, какъ онъ обыкновенно употребляется въ Нико¬ 
лаевской Главной Физической Обсерваторіи, даетъ около 0°003 низшія нулевыя точки, чѣмъ 
такой же, но промытый дестиллированною водою и достаточно ею смоченный ледъ въ при¬ 
борѣ, употребляемомъ въ Международномъ Бюро Мѣръ и Вѣсовъ (Б — А). Причина этой 
разности, вѣроятно, кроется въ слабыхъ примѣсяхъ соли, содержащихся во льду. 
Показанія термометровъ въ приборѣ Б при открытомъ кранѣ на 0°002 выше, чѣмъ 
при закрытомъ кранѣ (Б (закр.) — Б (откр.)), вѣроятно, вслѣдствіе того, что, когда вода 
черезъ открытый кранъ стекаетъ, полное прикосновеніе термометра съ окружающимъ его 
льдомъ мѣстами нарушается и въ образовавшіеся промежутки всасывается воздухъ, не 
успѣвающій охладиться до 0°. 
Термометръ, охлажденный предварительно ниже 0° и быстро вставленный въ 
тающій ледъ, показываетъ нѣсколько ниже, чѣмъ послѣ перехода отъ высшей темпе¬ 
ратуры къ 0° (А (-*-0) — А (—0)). Эту разность, очевидно, слѣдуетъ приписать вліянію 
капиллярности. 
Какъ видно изъ полученныхъ разностей Б — А, принятый у насъ болѣе пррстой способъ 
опредѣленія нулевыхъ точекъ термометровъ можетъ считаться для обыкновенныхъ цѣлей 
достаточно точнымъ. Замѣтимъ еще, что нулевыя точки термометровъ, провѣренныхъ въ 
Николаевской Главной Фи.зической Обсерваторіи и служащихъ для наблюденій на метеоро- 
