ДРУГИХЪ ТКГМОМЕТГОВЪ въ НИКОЛАЕВ. ГЛАВК. ФИЗИЧЕСК. ОБСЕРВАТОРІИ СЪ 1860 ПО 1901 Г. 
7 
мометръ, который былъ подвергнутъ вліянію высокой температуры, дѣлается вслѣдствіе 
этого 6o.rÉe постояннымъ при каждой низшей температурѣ.» 
Поэтому, чтобы нулевая точка термометра при Физическихъ опытахъ не измѣ¬ 
нялась, КраФтсъ совѣтовалъ, прежде чѣмъ нанести шкалу и калибрировать термометръ, 
подвергнуть его дѣйствію наивысшей температуры, какая будетъ достигнута при опытахъ, 
въ продолженіе достаточно долгаго времени сравнительно съ продолжительностью этихъ 
опытовъ. 
Эти выводы вполнѣ подтверждены опытами Вибе^). Между прочимъ, послѣдній 
нашелъ, что химическій термометръ изъ Іенскаго нормальнаго стекла достаточно под¬ 
вергнуть дѣйствію высокой температуры около 300° въ продолженіе 24 часовъ, чтобы 
при дальнѣйшемъ употребленіи нулевая точка повышалась лишь весьма незначительно, такъ, 
напр., термометръ изъ Іенскаго нормальнаго стекла 16^" показывалъ въ таюш,емъ льду: 
10 ноября 
20 » 
1885 г. 
1885 » 
-ьОДі 
н-1,68 послѣ 19 
час. дѣйствія 
температуры 
въ 
300° 
23 Февраля 
14 іюля 
1886 » 
1888 » 
-+-1,73 
-+-1,80 
)) 
4 % 
» 
» 
» 
» 
260 
00 
1888 » 
-+-1,83 
» 
5 
» 
» 
» 
» 
260 
19 » 
1888 » 
-+-1,85 
» 
4 
» 
» 
» 
» 
260 
4 сент. 
1888 » 
н-1,86 
» 
4 
)) 
)) 
» 
» 
260 
И такъ, вслѣдствіе перваго нагрѣванія термометра нулевая точка его сильно повыси¬ 
лась, дальнѣйшія же повышенія ея уже довольно незначительны. 
Для нулевыхъ точекъ термометровъ изъ различныхъ сортовъ стекла КраФтсъ, 
Вибе и другіе получили различныя повышенія. Изъ всѣхъ изслѣдованныхъ В и бе сортовъ 
стекла наименьшее повышеніе показывало Іенское стекло 18^^^ Принимая повышеніе 
нулевыхъ точекъ термометровъ изъ этого стекла въ данное время (3—19 часовъ) при данной 
температурѣ (300°) равнымъ 1, онъ получаетъ для термометровъ изъ другихъ сортовъ 
стекла, подвергнутыхъ тѣмъ же нагрѣваніямъ, слѣдующія отношенія: 
Іенское. 
Англійск. Тюрингенск. 
Стекло . 
. 18'^' 
14Ш 
16"* 
Относ, повышеніе . . . 
. 1 
1,6 
1,7 
3,2 3,4 и 5,3 
Такимъ образомъ, Іенское 
стекло, изъ 
котораго 
въ настоящее время 
Россіи преимущественно изготовляются термометры, имѣетъ значительное преимущество 
1) Wiebe. Ueber die Standänderungen der Quecksilberthermometer nach Erhitzung auf höhere Tempera¬ 
turen. Instrumentenkunde 1888. 
