8 
I. ШУКЕВИЧЪ, ТЕГМОМЕТІ’ИЧЕСКІЯ ИЗСЛѢДОВАНІЯ И ИОВѢРКА МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИХЪ И 
иередъ Тюриыгенскнмъ стекломъ, изъ котораго раньше изготовлялись въ Германіи тер¬ 
мометры. 
Для французскаго стекла получаются слѣдуюш.ія повышенія нулевыхъ точекъ отно¬ 
сительно Іенскаго стекла 18^“; 
Іенское 
1 
Хрусталь (Cristal) 
2,1 
Твердое стекло (Verre dur) 
0,6 
Стекло . 
Относ, повышеніе 
По тѣмъ же законамъ, по которымъ измѣняется со временемъ нулевая точка термо¬ 
метра при очень высокихъ температурахъ, она измѣняется также, когда термометръ 
находится все время послѣ изготовленія при обыкновенныхъ температурахъ. Повышеніе 
нулевой точки въ этомъ случаѣ происходитъ въ значительно меньшей степени и подвержено 
слѣдующимъ законамъ: 
1) Повышеніе нулевой точки термометра, находящагося при обыкновенныхъ тем¬ 
пературахъ, происходитъ въ первое время послѣ изготовленія сравнительно скоро, потомъ 
медленно, 
2) Оно происходитъ скорѣе при болѣе высокихъ температурахъ, чѣмъ при низкихъ, 
такъ, напр., лѣтомъ скорѣе, чѣмъ зимою. 
3) Оно зависитъ отъ сорта стекла и способа изготовленія термометра. 
Чтобы провѣрить эти законы и показать, какимъ повышеніямъ въ дѣйствительности 
были подвержены нулевыя точки термометровъ, служившихъ для метеорологическихъ 
наблюденій въ Россіи, составлена мною нижеслѣдующая таблица. Для составленія этой 
таблицы я воспользовался матеріаломъ, имѣющимся въ отдѣленіи повѣрки инструментовъ 
при Николаевской Главной Физической Обсерваторіи, и енщгодными (около 1-го января) 
опредѣленіями нулевыхъ точекъ термометровъ, служившихъ для наблюденій у насъ и въ 
обсерваторіяхъ въ Павловскѣ, Екатеринбургѣ и Иркутскѣ, при чемъ взяты мною лишь 
психрометрическіе термометры, служившіе для наблюденій надъ температурою и влан^- 
ностью воздуха, за исключеніемъ первыхъ трехъ приведенныхъ въ таблицѣ термометровъ, 
служившихъ въ отдѣленіи какъ нормальные, т. е. для повѣрки другихъ термометровъ. Такъ 
какъ у отдѣльныхъ психрометрическихъ термометровъ замѣчаются въ повышеніи нулевыхъ 
точекъ нѣкоторыя неправильности, вызванныя различными причинами при опредѣленіяхъ 
нулевыхъ точекъ, то въ таблицѣ, чтобы сгладить неправильности, даны среднія повышенія 
для термометровъ отъ одного и того же изготовителя и съ однимъ и тѣмъ же прибли¬ 
зительно ходомъ повышенія; число термометровъ, для которыхъ даны среднія повышенія, 
поставлено въ таблицѣ рядомъ съ Фирмою, въ скобкахъ. Кромѣ того даны въ таблицѣ: 
время перваго опредѣленія нулевой точки и соотвѣтствующая средняя нулевая точка, а 
такліе сортъ стекла, изъ котораго изготовлены термометры. 
