ДРУГИХЪ ТЕРМОМЕТРОВЪ ВЪ НИКОЛАЕВ. ГЛАВН, ФИЗИЧЕСК. ОБСЕРВАТОРІИ СЪ 1869 ПО 1901 Г. 11 
причины, какъ повышеніе или пониженіе температуры, не принимаютъ точно своихъ перво¬ 
начальныхъ полойіеній, когда эти причины перестали дѣйствовать, и объемъ тЬла остается 
болѣе или менѣе продолжительное время увеличеннымъ или уменьшеннымъ.— Сжатіе со 
временемъ резервуара термометра КраФтсъ^) объясняетъ именно слѣдуюш,имъ образомъ; 
Частицы стекла, сильно раздвинутыя при выдуваніи резервуара, возвращаются въ свое нор¬ 
мальное положеніе, соотвѣтствующее данной низшей температурѣ, не сейчасъ, а постепенно, 
черезъ болѣе или менѣе продолжительное время, отъ чего и получается постепенное повы¬ 
шеніе нулевой точки термометра. Если новый термометръ подвергать дѣйствію высокой тем¬ 
пературы (наир. 355°), то, давая частицамъ стекла большую подвижность, мы способствуемъ 
возвращенію ихъ въ нормальное положеніе и вызываемъ сокращеніе объема; но стекло 
всякій разъ, при послѣдующемъ затѣмъ быстромъ охлажденіи, удерживаетъ отчасти то размѣ¬ 
щеніе своихъ частицъ, которое соотвѣтствуетъ температурѣ (355°), до которой термометръ 
былъ нагрѣтъ,—медленное же охлажденіе способствуетъ постепенному возвращенію частицъ 
въ нормальное положеніе, оно должно поэтому дать наибольшее приближеніе къ нормальному 
состоянію стекла и, благодаря этому, и наибольшее постоянство нулевой точки термометра. 
Это свойство стекла весьма важно для практики. Сильное нагрѣваніе и послѣдующее 
затѣмъ весьма медленное охлажденіе, до нанесенія шкалы, введены въ практику въ новѣйшее 
время изготовителями химическихъ термометровъ, чтобы устранить повышеніе нулевой 
точки. Это имѣетъ гЬмъ большее значеніе, что повышеніе нулевой точки сопровождается 
измѣненіемъ коэффиціента расширенія стекла и, вслѣдствіе этого, измѣненіемъ промежутка 
менаду основными точками термометра. 
4. Временныя пониженія нулевой точки ртутнаго термометра. 
Если отмѣтить показаніе ртутнаго термометра въ тающемъ льду послѣ того, какъ 
онъ находился болѣе или менѣе продолжительное время при одной и той же температурѣ, 
напр. при комнатной, затѣмъ термометръ подвергнуть на короткое время дѣйствію высшей 
температуры и тотчасъ послѣ этого вставить его опять въ тающій ледъ, то нулевая точка 
термометра, отсчитанная тотчасъ же, окажется нѣсколько пониженною,— она будетъ стоять 
нѣсколько ниже, чѣмъ въ первомъ случаѣ. Это пониженіе (депрессія) нулевой точки исчезаетъ 
у однихъ термометровъ въ нѣсколько дней, у другихъ лишь въ нѣсколько мѣсяцевъ, при чемъ 
сначала повышеніе нулевой точки нроисходитъ сравнительно скоро, потомъ медленнѣе. 
Это пониженіе нулевой точки вслѣдствіе кратковременнаго нагрѣванія и сравнительно 
быстрое исчезаніе его по существу тождественны съ остаточнымъ расширеніемъ резервуара 
термометра вслѣдствіе нагрѣванія стекла до размягченія при изготовленіи термометра и съ 
послѣдующимъ затѣмъ повышеніемъ нулевой точки въ теченіе весьма долгаго времени. 
1) Grafts. Sur la cause des variations des points fixes dans les tfiermomètres. Comptes Rendus 1880. 
2 * 
