12 
I. ШУКЕВИЧЪ, ТЕРМОМЕТРИЧЕСКІЯ ИЗСЛѢДОВАНІЯ И ПОВѢРКА МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИХЪ И 
Для большей ясности, временныя пониженія нулевой точки можно отнести къ тому 
состоянію термометра, въ которомъ частицы стекляннаго резервуара пришли уже въ равно¬ 
вѣсіе, нарушенное при изготовленіи термометра, и въ которомъ поэтому склонность къ под¬ 
нятію нулевой точки при нагрѣваніи уже исчезла. 
Въ слѣдующемъ разсмотрѣна нами зависимость временныхъ измѣненій нулевой точки 
отъ разныхъ Факторовъ. 
Зависимость пониженія нулевой точки отъ температуры. Максимальнымъ пониженіемъ 
нулевой точки для данной положительной температуры называется разность между нулевой 
точкою послѣ долгаго пребыванія термометра въ тающемъ льду и нулевой точкою тотчасъ 
послѣ того, какъ термометръ былъ подвергнутъ впродолженіе нѣкотораго времени (напр. 
1 часа) дѣйствію данной положительной температуры. Замѣтимъ при этомъ, что нулевая 
точка термометра, находившагося продолжительное время при комнатной температурѣ, будетъ 
нѣсколько понижена, если отсчитать термометръ тотчасъ послѣ погруженія его въ тающій 
ледъ. Поэтому, чтобы опредѣлить максимальныя пониженія нулевой точки для разныхъ темпе¬ 
ратуръ, слѣдуетъ сперва держать термометръ достаточно долго при 0°, чтобы, по возмож¬ 
ности, уничтожить вліяніе комнатной температуры на его нулевую точку. Кромѣ того, при 
этихъ опредѣленіяхъ слѣдуетъ всегда переходить отъ низшей температуры къ высшей и 
термометры должны быть на столько отлежавшіеся, чтобы повышеніе со временемъ 
нулевой точки можно было считать ничтожнымъ. Въ слѣдующей таблицѣ приведены мак¬ 
симальныя пониженія нулевой точки для температуръ отъ 10° до 100°. 
Verre dur. 
Іенское 16Ш. Тюрингенское. 
0° 
О^ООО') 
o;ooo 2 ) 
o;oo^) 
0°00 
о;оо5) 
10 
0,009 
0,004 
0,00 
0,02 
0,03 
20 
0,018 
0,009 
0,01 
0,05 
0,06 
30 
0,028 
0,014 
0,02 
0,08 
0,09 
40 
0,037 
0,020 
0,04 
0,13 
0,14 
50 
0,047 
0,027 
0,07 
0,19 
0,19 
60 
0,057 
0,035 
0,10 
— 
0,25 
70 
0,068 
0,044 
0,13 
— 
0,33 
80 
0,078 
0,054 
0,17 
— 
0,42 
90 
0,089 
0,064 
0,21 
— 
0,53 
100 
0,100 
0,076 
0,29 
— 
0,67 
Traité 
pratique de la thermométrie 
4) Данныя 
пониженія 
наблюдены мною у нор- 
de précision. 1889. 
2) Данныя чис-ча представляютъ среднія изъ по¬ 
ниженій, полученныхъ различными изслѣдователями, 
см. Schloesser. Tbermometrische Untersuchungen. Zeit¬ 
schrift fur Instrumentenkunde, October 1901. 
3) Böttcher. Ueber den Gang der Eispunktsdepres¬ 
sion. Zeitschrift für Instrumentenkunde, December 1888. 
мальнаго термометра Л» 10' (Dr. H. Geissler in Bonn 
BT. Февралѣ 1901 г. 
5) Gr ützmac her. Untersuchung von Thermometern 
aus älteren Glassorten. Wissenschaftliche Abhandlungen 
der Physikalisch-Technischen Keichsanstalt, Band III, 
1900. 
