ДРУГИХЪ ТЕРМОМЕТРОВЪ ВЪ НИКОЛАЕВ. ГЛАВЫ. ФИЗИЧЕСК. ОБСЕРВАТОРІИ СЪ 1869 ПО 1901 Г. 13 
Пониженія нулевой точки термометровъ изъ тугоплавкаго Французскаго стекла (verre 
dur) и изъ Іенскаго нормальнаго стекла (16“^) могутъ быть выражены, съ достаточною 
точностью, прямолинейною Функціею температуры. Чтобы выразить зависимость пониженій 
нулевой точки отъ температуры для термометровъ изъ Тюрингенскихъ сортовъ стекла, 
нужно прибѣгать къ квадратной Формулѣ, предложенной впервые Пернетомъ въ 1875 году; 
величина пониженія для температуры f можетъ быть вычислена довольно точно по слѣ¬ 
дующей Формулѣ Пер нет а: 
гдѣ с обозначаетъ нулевую точку послѣ продолжительнаго покоя при комнатной температурѣ 
(zeitiger Nullpunkt), а у — пониженную нулевую точку для 100° (maximal deprimirter 
Nullpunkt für 100°). 
Въ слѣдующей табличкѣ мы приводимъ еще пониженія нулевой точки термометровъ 
изъ Тюрингенскаго стекла, служившихъ въ Николаевской Главной Физической Обсерва¬ 
торіи какъ нормальные. Приведенныя пониженія опредѣлены мною въ маѣ 1901 г., 
при чемъ была сперва отмѣчена пониженная нулевая точка для комнатной температуры 
(около 17°), затѣмъ послѣдовательно для 20°, 30°, 40° и 45°. Такъ какъ исходною темпе¬ 
ратурою служила комнатная температура, то и даны мною разности между пониженной 
нулевой точкою для комнатной температуры и пониженной нулевой точкою для темпера¬ 
туръ 20°, 30°, 40° и 45°. 
Нормальные термометры Dr. Н. Geissler in Bonn; 
№ 2. 
№ 3'. 
№ 10'. 
№ 274. 
О 
0 
О 
О 
21-го мая, послѣ комнатной температуры. 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
21 » » 40-минутн. дѣйствія темп, въ 20° . 
0,005 
0,00 
0,01 
0,00 
21 » » 10 » » » » 30° . 
0,015 
0,005 
0,03 
0,00 
21 » » 20 » » » » 30° 
0,015 
0,01 
0,035 
0,00 
21 » » 40 » » » » 30° 
0,02 
0,015 
0,04 
0,01 
28-го мая, послѣ комнатной температуры. 
0,005 
0,00 
0,01 
0,005 
28 » » 40-минутн. дѣйствія темн, въ 40° . 
0,055 
0,04 
0,08 
0,01 
28 » » 50 » » » » 40° 
0,07 
0,05 
0,09 
0,015 
28 » » 40 » в в в 45° . 
0,075 
— 
0,13 
— 
1-го іюня, послѣ комнатной температуры .... 
0,005 
0,00 
0,025 
0,00 
Какъ видно изъ этой таблички, пониженіе нулевой точки для данной температуры 
тѣмъ значительнѣе, чѣмъ дольше термометръ находился при этой температурѣ. 
Зависимость пониженія отъ продолжительности нагрѣванія. Опредѣленіе этой зависимости 
путемъ частыхъ погруженій термометра въ тающій ледъ представляетъ нѣкоторыя 
неудобства. Такъ какъ пониженію нулевой точки предшествуетъ каждый разъ одинаковое 
