14 
I. ШУКЕВИЧЪ, ТЕРМОМЕТРИЧЕСКІЯ ИЗСЛѢДОВАНІЯ И ПОВѢРКА МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИХЪ И 
ПО величинѣ пониженіе показанія термометра при данной температурѣ, то зависимость пони¬ 
женія нулевой точки отъ времени можно также опредѣлять болѣе простымъ способомъ, 
наблюдая термометръ все время при данной температурѣ, небольшія измѣненія которой 
должны быть наблюдаемы по другому термометру съ постоянною нулевою точкою; при 
100° наблюденія епі,е болѣе упрощаются, такъ какъ весьма малыя измѣненія температуры 
паровъ кипящей воды могутъ быть точно опредѣляемы по барометру. По этому способу 
Гильомъ^) нашелъ, что если подвергнуть термометръ изъ Французскаго твердаго стекла 
(verre dur) въ теченіе одной минуты дѣйствію температуры кипѣнія воды, то пониженіе 
нулевой точки устанавливается уже настолько, что дальнѣйшее измѣненіе не превышаетъ 
0°01, такъ напр. получено пониженіе въ 1 минуту=0°087, въ 2 минуты = 0°090, въ 5 ми¬ 
нутъ = 0°092, въ 10 минутъ = 0°093. Съ почти той же скоростью устанавливается пони¬ 
женіе и въ термометрахъ изъ Іенскаго стекла 16^“ и 59“‘. Во всякомъ случаѣ, у тер¬ 
мометровъ нѣмецкаго типа, со вставленною внутри шкалою (Eiuschlusstliermometer), которые 
не такъ чувствительны, какъ палочные термометры (Stabthermometer), пониженія нулевой 
точки можно считать уже вполнѣ установившимися, когда температура кипѣнія воды опре¬ 
дѣлилась въ термометрахъ. Благодаря быстротѣ, съ которою устанавливается пониженіе, 
термометры какъ изъ Французскаго твердаго стекла, такъ и изъ Іенскаго стекла 16^^^ и 
59'^^, весьма пригодны для гипсометрическихъ измѣреній. Напротивъ того, термометры изъ 
обыкновеннаго Тюрингенскаго стекла мало пригодны для этого, какъ вообще для точныхъ 
наблюденій надъ температурою среды, ввиду того, что пониженія нулевой точки уста¬ 
навливаются весьма медленно. Уже Вильдъ^) указалъ на то, что при первомъ нагрѣваніи 
послѣ болѣе продолжительнаго покоя термометра точка кипѣнія постепенно понижается и 
только послѣ нѣсколько разъ повторенныхъ нагрѣваній и охлажденій, или же послѣ болѣе 
продолжительнаго нагрѣванія, объемъ резервуара становится наконецъ для одной и той же 
температуры постояннымъ, поэтому онъ совѣтовалъ при опредѣленіяхъ точки кипѣнія пре¬ 
небрегать первыми отсчетами по термометру до наступленія этого постояннаго состоянія. 
Чтобы дать представленіе о ходѣ пониженія термометровъ изъ Тюрингенскаго стекла, 
привожу въ нижеслѣдующей таблицѣ наблюденныя мною 28-го Февраля 1902 г. пока¬ 
занія при 100° термометровъ Лі; 3 и j\?. 10 Гейслера въ Боннѣ; время при этомъ показано 
отъ того момента, въ который термометры были вставлены въ кипятильникъ, находившійся 
уже въ дѣйствіи. Изъ нулевыхъ точекъ послѣ продолжительнаго покоя и нулевыхъ точекъ 
непосредственно послѣ послѣднихъ отсчетовъ при 100° вычислены ихъ максимальныя пони¬ 
женія, для термометра Ля 10 = 0°32, а для термометра ЛГя 3=0°39 послѣ перваго нагрѣ¬ 
ванія и= 0°40 послѣ второго нагрѣванія. Замѣтимъ еще, что давленіе воздуха понизилось, 
за все время отсчетовъ при 100° по термометру Ля 10, па 0,3 мм.,— по термометру 
Ля 3 на 0,5 мм., чему соотвѣтствуютъ пониженія температуры кипѣнія лишь на 0°011 и 
1) Guillaume. Études thermométriques. Travaux et 2) Метеорологическій Сборникъ III. 1874. Wild. 
Mémoires du Bureau international. 5. 1886. Ueber die Bestimmung des Luftdiucks. 
