IG I. ШУКЕВИЧЪ, ТЕРМОМЕТРИЧЕСКІЯ ИЗСЛѢДОВАНІЯ И ПОВѢРКА МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИХЪ И 
Зависимость величины пониженія отъ продолжительности нагрѣванія—одна изъ глав¬ 
ныхъ причинъ разногласія между найденными въ разное время поправками одного и того же 
нормальнаго термометра, особенно въ прежнее время, когда нулевая точка принималась для 
всѣхъ температуръ одна и та же, а именно послѣ болѣе или менѣе продолжительнаго покоя 
при комнатной температурѣ. 
Для достиженія наибольшей точности при опредѣленіяхъ поправокъ термометровъ изъ 
Тюрпнгенскаго стекла, а также изъ хорошихъ сортовъ стекла можно рекомендовать слѣ¬ 
дующій способъ: Термометръ слѣдуетъ предварительно подвергать нѣкоторое время, напр. 
Уз часа, дѣйствію данной температуры, непосредственно послѣ чего опредѣляется пониженная 
нулевая точка его; затѣмъ уже производятся сравненія его съ нормальнымъ термометромъ 
при данной температурѣ, и тотчасъ послѣ послѣдняго отсчета опредѣляется вновь нулевая 
точка его. По обѣимъ нулевымъ точкамъ вычисляется при помощи интерполяціи та нулевая 
точка, которая дѣйствительна для времени сравненій. Для обыкновенной повѣрки термо¬ 
метровъ, однако, этотъ способъ неудобопримѣнимъ, и приходится ограничиваться двумя 
опредѣленіями нулевой точки, въ началѣ повѣрки и тотчасъ послѣ повѣрки при наивысшей 
температурѣ, или даже, какъ принято до сихъ поръ въ Николаевской Главной Физической 
Обсерваторіи, однимъ лишь опредѣленіемъ нулевой точки въ началѣ повѣрки. О неточности, 
вытекающей изъ этого, будетъ рѣчь ниже. 
Второю причиною разногласія между найденными въ разное время поправками одного 
и того же термометра слѣдуетъ считать медленное исчезаніе пониженій нулевой точки. Какъ 
только перейти отъ данной температуры, напр. 100°, къ низшей температурѣ і°, пони¬ 
женіе нулевой точки начинаетъ исчезать, и тѣмъ скорѣе, чѣмъ выше f. Если термометръ 
перенесенъ отъ данной температуры въ тающій ледъ, положеніе нулевой точки будетъ 
зависѣть отъ быстроты, съ которою 0° достигнутъ. Чѣмъ быстрѣе это произошло, тѣмъ 
ниже окажется нулевая точка. Такъ какъ нельзя моментально понизить данную темпера¬ 
туру термометра до 0°, то максимально-пониженная нулевая точка для данной темпера¬ 
туры имѣетъ лишь условное значеніе. Принято переносить термометръ въ теченіе первой 
минуты въ тающій ледъ и считать максимально-пониженною нулевою точкою наинизшее 
показаніе термометра при 0°; оно получается черезъ 3—10 минутъ, смотря по чувстви¬ 
тельности термометра. 
Пониженіе исчезаетъ несравненно медленнѣе, чѣмъ оно устанавливается. У термо¬ 
метра изъ французскаго твердаго стекла пониженная нулевая точка повышается, неза¬ 
висимо отъ величины пониженія, при 0°: въ первую мийуту на 0°002, въ первыя 10 минутъ 
на 0°01, затѣмъ все медленнѣе, на 0°02 въ нѣсколько часовъ, на 0°04 въ одинъ или два 
дня, пониженіе же для 100° (0°08—0°10) исчезаетъ совсѣмъ лишь въ нѣсколько недѣль. 
Въ такіе же приблизительно промежутки времени исчезаютъ и пониженія термо¬ 
метровъ изъ Іенскаго нормальнаго стекла (16“^). Такъ напр. пониженіе нулевой точки = 
0°02, вызванное нагрѣваніемъ до 40°—50°, исчезаетъ вполнѣ въ теченіе первыхъ полу¬ 
сутокъ, пониженіе же=0°06, вызванное нагрѣваніемъ отъ комнатной температуры до 100°, 
