20 I, ШУКЕВИЧЪ, ТЕРМОМЕТРИЧЕСКІЯ ИЗСЛѢДОВАНІЯ И ПОВѢРКА МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИХЪ И 
ОТЪ продолжительности пребыванія термометра при этой температурѣ и отъ предшество- 
вавгпихъ температуръ. Данныя для такихъ термометровъ поправки имѣютъ поэтому лишь 
условное значеніе, т. е. онѣ дѣйствительны только для тѣхъ послѣдовательныхъ измѣненій 
температуры, которымъ термометры подвергались, когда они находились для повѣрки въ 
Главной Физической Обсерваторіи. На метеорологически.хъ же станціяхъ термометры 
подвержены самымъ различнымъ ко.чебаніямъ температуры, и нулевая точка термометра 
изъ плохого сорта стекла можетъ для одной и той же температуры разниться около 0°1, 
въ зависимости отъ предшествовавшаго хода температуры. Такъ, напр., при 20° показанія 
термометра, у котораго максимальпое пониженіе для 40°=0°14, разнятся весною, когда 
наивысшія температуры не превышаютъ 20°, и лѣтомъ, послѣ жары въ 40°, па 0°07. 
Точность наблюденій по термометрамъ съ большими термическими послѣдѣйствіями огра¬ 
ничивалась въ прежнее время еще тѣмъ, что у нихъ въ первые годы послѣ повѣрки въ 
Г.іавной Физической Обсерваторіи нулевыя точки значительно повышались, пе рѣдко на 
0°3 въ 2 или 3 года (см. таблицу на стр. 9), при чемъ опѣ могли оставаться на станціяхъ 
долгое время не провѣренными вновь. Замѣтимъ еще, что вообще у термометровъ съ боль¬ 
шими постепенными повышеніями нулевой точки, считая со времени первой повѣрки, наблю¬ 
даются и большія пониженія. 
Въ виду сложности, съ которою измѣняется нулевая точка, невозможности принимать 
эти измѣненія въ разсчетъ при обыкновенныхъ наблюденіяхъ и неточности, вытекающей 
изъ этого, с.іѣдуетъ считать большимъ успѣхомъ, что теперь при изготовленіи термометровъ 
употребляются только такіе сорта стекла, у которыхъ термическія послѣдѣйствія такъ 
малы, что ими при обыкновенныхъ наблюденіяхъ mohîho пренебречь. 
Роль состава стекла. Изслѣдованія Р. Вебера, произведенныя Вибе опредѣленія пони¬ 
женій нулевыхъ точекъ старыхъ термометровъ изъ разныхъ сортовъ стекла и ихъ хими¬ 
ческій анализъ, который затѣмъ произвелъ Шоттъ въ Іенѣ, привели въ 1884 г. къ с.іѣ- 
дующему заключенію: Стекло, содержащее и калій и натрій въ значительныхъ количествахъ, 
даетъ наибольшія, напротивъ стекло, въ которое входитъ или калій или натрій, даетъ наи¬ 
меньшія послѣдѣйствія. Такъ какъ технически трудно получать поташъ безъ примѣсей 
натрія, а весьма легко получать чистый натръ, то стеклянно-техническая лабораторія въ 
Іенѣ ввела въ технику подъ названіемъ «Jenaer Normalglas» стекло 16”^, отмѣченное красно- 
ФІолетовою полоскою, слѣдующаго состава: SiOg 67,5%, NOgO 14%, CaO 7%, ZnO 7% 
и пр. Изъ этого стекла и въ Россіи теперь почти исключительно изготовляются термометры. 
Однако, термометры изъ этого, впрочемъ довольно хрупкаго стекла, какъ и изъ Француз¬ 
скаго твердаго стекла, имѣютъ тотъ недостатокъ, что показанія ихъ значительно разнятся 
отъ показаній водороднаго термометра. Поэтому Шоттъ въ Іенѣ недавно предложилъ для 
термометровъ новое стекло которое даетъ пониженіе нулевой точки для 100° лишь 
въ 0°03 и у котораго ходъ расширенія таковъ, что ртутные термометры отъ 0° до -^-100° 
согласуются до нѣсколько сотыхъ градуса съ водороднымъ термометромъ, что весьма важно 
для практическихъ цѣлей. Еще меньшія термическія послѣдѣйствія и лучшее согласіе съ 
