ДРУГИХЪ ТЕРМОМЕТРОВЪ ВЪ НИКОЛАЕВ. ГЛАВІІ. ФИЗИЧЕСК. ОБСЕРВАТОРІИ СЪ 18G9 ПО 1901 Г. 25 
6. Вліяніе внѣшняго и внутренняго давленій на показанія ртутнаго термометра. 
Объемъ резервуара термометра измѣняется вмѣстѣ съ впѣгинимъ давленіемъ, которому 
резервуаръ термометра подвергнутъ. При большемъ внѣшнемъ давленіи термометръ даетъ 
высшіе отсчеты, при меньшемъ — низшіе. 
Внѣшнее давленіе слагается изъ даннаго давленія воздуха и изъ давленія жидкости, 
температура которой измѣряется. При точныхъ термометрическихъ измѣреніяхъ всѣ отсчеты 
термометра приводятся къ одному и тому же внѣшнему давленію, а именно къ нормальному 
атмосферному давленію (760 мм.). Для этихъ приведеній опредѣляется для каждаго термо¬ 
метра разъ навсегда коэффиціентъ внѣшняго давленія (ß^). Подъ этимъ коэффиціентомъ 
подразумѣвается измѣненіе показанія термометра, соотвѣтствующее измѣненію внѣшняго 
давленія на 1 мм. Если F обозначаетъ внѣшнее давленіе въ миллиметрахъ, которому термо¬ 
метръ подвергнутъ, то приведеніе отсчета термометра къ нормальному давленію будетъ 
= ß,-(760-P). 
Въ Главной Физической Обсерваторіи приводятся къ нормальному атмосферному 
давленію лишь отсчеты главныхъ нормальныхъ термометровъ Tounelot JV?. 4494, 4495 
и 11167. Ихъ коэффиціенты внѣшняго давленія (ß^) и внутренняго давленія (ß^) опре¬ 
дѣлены Гильомомъ (Guillaume) въ Международномъ Бюро Мѣръ и Вѣсовъ. Они приве¬ 
дены въ слѣдующей табличкѣ: 
Термометръ. 
ß» 
Аг, ßf 
Время 
опредѣленія. 
Tonnelot Л» 4494 . 
оДоопбі 
0°0001315 
0°0007631 
31 марта 1886 г. 
» № 4495 . 
0,0001190 
0,0001344 
0,0007759 
31 » 1886 » 
» № 11167 . 
0,0001284 
0,0001438 
0,0008441 
7 іюня 1894 в 
Замѣтимъ при этомъ, что цилиндрическіе резервуары этихъ термометровъ припаяны 
къ трубкамъ и что толщина стѣнокъ резервуаровъ равна приблизительно 0,6 мм. 
Въ общемъ, коэффиціенты внѣшняго давленія находятся въ зависимости отъ толщины 
стѣнокъ и колеблются въ предѣлахъ 0°0001 и 0°0004. 
Въ С.-Петербургѣ крайнія давленія воздуха бываютъ 720 мм. и 790 мм. Если при¬ 
нять для нашихъ термометровъ коэффиціентъ внѣшняго давленія равнымъ 0ß0002, то 
крайней разности во внѣшнемъ давленіи = 70 мм. соотвѣтствуетъ разность отсчетовъ 
= 0°014. Для обыкновенныхъ наблюденій надъ температурою поэтому измѣненія пока¬ 
заній термометровъ въ зависимости отъ колебаній давленія воздуха не имѣютъ практиче¬ 
скаго значенія. Что касается точныхъ измѣреній температуры по нормальнымъ термометрамъ, 
4 
Зап. Физ.-Мат. Огд. 
