2G I. ШУКЕВИЧЪ, ТЕРМОМЕТРИЧЕСКІЯ ИЗСЛѢДОВАНІЯ и ПОВѢРКА МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИХЪ И 
какъ напр. при повѣркѣ термометровъ, то обратимъ вниманіе на то, что каждое такое 
измѣреніе температуры состоитъ изъ двухъ отсчетовъ: отсчета при измѣряемой темпе¬ 
ратурѣ и отсчета при 0°. Если оба отсчета сдѣланы при одномъ и томъ же внѣшнемъ дав¬ 
леніи, то мы можемъ ихъ и не привести къ нормальному давленію, такъ какъ, беря разность 
между обоими отсчетами, мы исключаемъ этимъ вліяніе внѣшняго давленія на термометръ. 
При опредѣленіяхъ въ Николаевской Главной Физической Обсерваторіи поправокъ обыкно¬ 
веннаго нормальнаго термометра, предназначеннаго для повѣрки метеорологическихъ термо¬ 
метровъ, нулевая точка его отсчитывается тотчасъ послѣ сличенія его съ главнымъ нор¬ 
мальнымъ термометромъ. При этомъ можно пренебречь измѣненіемъ давленія воздуха, но 
его незначительности. Остается только принять во вниманіе разность между давленіемъ 
тающаго льда и давленіемъ жидкости (воды или спирта), къ которой сличеніе было произве¬ 
дено. Эта разность приблизительно равна 25 мм. ртутнаго столба, если термометръ по всей 
своей длинѣ (35 — 40 см.) былъ погруженъ въ жидкость. Принявъ коэффиціентъ внѣшняго 
давленія = 0°0002, мы получили бы поправку на давленіе = — 0°005. Такъ какъ отсчеты 
обыкновеннаго нормальнаго термометра при данной температурѣ и при 0° не приводятся къ 
одному и тому же внѣшнему давленію, то въ поправки его, выведенныя изъ сличенія его съ 
главнымъ нормальнымъ термометромъ, включена будетъ и поправка на внѣшнее давленіе 
= — 0°005. Затѣмъ, повѣрка метеорологическихъ термометровъ посредствомъ обыкновен¬ 
наго нормальнаго термометра производится въ такихъ же ваннахъ, въ какихъ было произ¬ 
ведено сличеніе его съ главнымъ нормальнымъ термометромъ; слѣдовательно, температуры 
ваннъ опредѣляются вѣрно. Слѣдуетъ еще замѣтить, что при повѣркѣ метеорологическихъ 
термометровъ каждый разъ вмѣстѣ съ ними отсчитывается при 0° и нормальный термо¬ 
метръ. При одинаковыхъ коэффиціентахъ внѣшняго давленія у нормальнаго термометра 
и у провѣряемыхъ термометровъ, колебанія давленія воздуха впродолженіе повѣрки не 
имѣютъ никакого значенія для опредѣленія поправокъ провѣряемыхъ термометровъ, а при 
различныхъ коэффиціентахъ вліяніе это оказывается весьма малымъ. Изъ всего этого 
молено заключить, что пренебрегая вліяніемъ давленія воздуха и жидкости на отсчеты какъ 
нормальнаго такъ и провѣряемыхъ термометровъ, мы допускаемъ въ опредѣленіяхъ попра¬ 
вокъ для послѣднихъ ошибки, едва-ли превышающія 0°005. 
Относительно опредѣленныхъ въ Николаевской Главной Физической Обсерваторіи 
поправокъ метеорологическихъ термометровъ, по которымъ ведутся наблюденія на гор¬ 
ныхъ станціяхъ, замѣтимъ, что вслѣдствіе значительно меньшаго давленія воздуха на этихъ 
станціяхъ всѣ показанія термометровъ будутъ нѣсколько понижены, такъ напр. на высогЬ 
2000 м. (среднее давленіе воздуха = 600 мм.) около 0°03, на паивысшей метеорологиче¬ 
ской станціи Россійской Имперіи, на Памирскомъ Посту (высота = 3640 м., среднее дав¬ 
леніе = 490 мм.) около 0°05. Данныя поправки поэтому слѣдовало бы на нѣсколько сотыхъ 
градуса увеличить. Но такъ какъ термометры отсчитываются лишь въ десятыхъ градуса, 
то вліяніемъ па отсчеты термометровъ разности давленія воздуха въ С.-Петербургѣ и на 
горной станціи мояшо пренебречь. Впрочемъ, опредѣленіемъ вновь нулевой точки термо- 
