ДРУГИХЪ ТЕРМОМЕТРОВЪ ВЪ НИКОЛАЕВ. ГЛАВН. ФИЗИЧЕОК. ОБСЕРВАТОРІИ СЪ 1869 ПО 1901 Г. 27 
метра на станціи и исправленіемъ шкаловыхъ поправокъ, сообразно съ измѣненіемъ нулевой 
точки, можно исключить и это вліяніе. 
Наконецъ, нѣсколько словъ о гипсотермометрахъ, употребляемыхъ преимущественно 
въ путешествіяхъ для опредѣленій давленія во.здуха. Къ провѣреннымъ въ Николаевской 
Главной Физической Обсерваторіи гипсотермометрамъ приложены таблицы поправокъ, 
выведенныхъ изъ повѣрки ихъ при различныхъ точкахъ кипѣнія воды, т. е. при различ¬ 
ныхъ давленіяхъ воздуха (до 430 мм.); кромѣ этихъ поправокъ даны и пулевыя точки, 
опредѣленныя въ тающемъ льду при обыкновенномъ давленіи. Опредѣленіе пулевой точки 
гипсотермометра въ путешествіи при данномъ низкомъ давленіи не можетъ служить для 
контроля постоянства шкалы и для опредѣленія, въ данномъ случаѣ, величины измѣненія 
всей шкалы термометра, если не принимать въ разсчетъ вліянія давленія во.здуха на пока¬ 
занія термометра въ таюш,емъ льду. Поэтому желательно, чтобы на листкѣ съ поправками 
было приведено и давленіе воздуха, при которомъ нулевая точка была опредѣлена. 
Во всякомъ не горизонтальномъ положеніи ртутный столбъ въ термометрѣ производитъ 
давленіе па резервуаръ и расширяетъ его, въ то ?ке время и ртуть нѣсколько сдавливается. 
Вслѣдствіе этого внутренняго давленія разность между показаніями термометра въ гори¬ 
зонтальномъ и не горизонтальномъ положеніяхъ будетъ тѣмъ больше, чѣмъ длиннѣе столбъ 
ртути, т. е. чѣмъ выше температура. Чтобы исключить вліяніе положенія термометра на 
его показанія, ихъ приводятъ къ роризоптальному положенію. Это приведеніе равно 
ß . • ? • 4^ • sin а, 
гдѣ ß^ обозначаетъ коэффиціентъ внутренняго давленія, т. е. измѣненіе, вслѣдствіе внутрен¬ 
няго давленія, пока.заиія термометра, соотвѣтствующее измѣненію длины вертикальнаго 
ртутнаго столбика на 1 мм., I — длину ртутнаго столбика въ миллиметрахъ, считая отъ се¬ 
редины резервуара, и 8^ — плотность ртути при f и при 0°, и а — уголъ между термо¬ 
метромъ и горизонтальной плоскостью. Для вертикальнаго положенія термометра имѣемъ 
sin а = 1. Отношеніе между плотностью ртути при і° и плотностью при 0° можетъ быть 
для всѣхъ температуръ съ достаточною точностью принято = 1, ввиду малой величины I. 
Коэффиціенты (ßj.) внутренняго давленія для нашихъ главныхъ нормальныхъ термо¬ 
метровъ выведены Гильомомъ изъ коэффиціентовъ внѣшняго давленія. Имъ принято 
ß,.= ßg -А-0,0000154. 
Къ упомянутымъ термометрамъ приложены таблицы, содержащія приведенія отсче¬ 
товъ въ вертикальномъ положеніи къ отсчетамъ въ горизонтальномъ положеніи, отъ градуса 
до градуса. Для большаго удобства при пользованіи таблицами, именно вмѣсто коэффиціента 
4* 
