28 I. ШУКЕВИЧЪ, ТЕРМОМЕТРИЧЕСКІЯ ИЗСЛѢДОВАНІЯ и ПОВѢРКА МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИХЪ И 
ß,., отнесеннаго къ измѣненію длины ртутнаго столбика на 1 мм., аргументомъ таблицъ при- 
ня'гъ коэффиціентъ помноженный на длину одного градуса АІ^ 
Повѣрка термометровъ производится въ Николаевской Главной Физической Обсерва¬ 
торіи съ самаго начала только въ вертикальномъ положеніи, и всѣ данныя поправки отно¬ 
сятся къ этому положенію. 
Замѣтимъ при этомъ, что въ метеорологіи наблюденія надъ температурою и влаж¬ 
ностью воздуха производятся но термометрамъ въ вертикальномъ положеніи, только ртут¬ 
ные максимальные термометры отсчитываются въ горизонтальномъ положеніи, но для нихъ 
выводятся ежемѣсячно добавочныя поправки изъ сравненій ихъ, послѣ установки ртутнаго 
столбика, съ сухими психрометрическими термометрами, отсчитываемыми, какъ уже ска¬ 
зано, въ вертикальномъ положеніи. Поправки же, данныя для термометровъ на поверхности 
земли и другихъ термометровъ, отсчитываемыхъ въ горизонтальномъ положеніи, слѣдовало 
бы нѣсколько уменьшить, а именно, если предположить коэффиціентъ внутренняго давленія 
= 0°0002, на слѣдующія величины: 
I. ц. 
При —40° на 0°01; 0°01, 
» О » 0,025; 0,035, 
» -1-40 » 0,04; 0,06, 
въ первомъ случаѣ (I) взяты приблизительные размѣры термометровъ, раздѣленныхъ на 
(разстояніе нуля шкалы отъ середины резервуара =125 мм. и длина градуса = 2 мм.), 
во второмъ случаѣ (П) взяты размѣры психрометрическихъ термометровъ, раздѣленныхъ 
на У 5 ° (175 мм. и 3,3 мм.). Однако, обыкновенныя наблюденія по горизонтальнымъ термо¬ 
метрамъ, какъ напр. надъ температурою поверхности зем.га, такъ мало точны, что разно¬ 
стями между показаніями термометра въ горизонтальномъ и въ вертикальномъ положеніяхъ 
можно пренебречь. 
7. Поправки калибра нормальныхъ термометровъ Николаевской Главной Физической 
Обсерваторіи. 
Изъ нормальныхъ термометровъ, принадлежащихъ Николаевской Главной Физической 
Обсерваторіи, калиброваны слѣдующіе термометры: 
1 ) ртутный термометръ Л» 4 (Dr Н. Geissler іи Bonn), калиброванный профессоромъ 
А. Фонъ-Эттипгеномъ въ Дерптѣ въ 1874 году, но данному имъ методу у. Результаты 
калиброванія приведены ниже, въ главѣ, въ которой разсматривается этотъ термометръ; 
2 ) ртутный термометръ JV» Ю' (Dr H. Geissler in Bonu), калиброванный Дорандтомъ 
1) A. von Oettingen. Uebcr die Correction der Thermometer etc. Inaugural-Dissertation. Dorpat 1865. 
