ДРУГИХЪ ТЕРМОМЕТРОВЪ ВЪ НИКОЛАЕВ. ГЛАВН. ФИЗИЧЕСК. ОВСЕРВАТОРІИ СЪ 1869 ПО 1901 Г. 29 
ВЪ Николаевской Главной Физической Обсерваторіи въ 1876 году, по методу Бесселя-Ней¬ 
мана ^). Подробности о калиброваніи и поправки калибра этого термометра приведены ниже 
въ главѣ, въ которой онъ разсматривается; 
3) ртутный термометръ № 1 (R. Fuess, Berlin, Patent), калиброванный Ф. Гельма¬ 
номъ въ Николаевской Главной Физической Обсерваторіи въ ноябрѣ 1878 года, по методу 
Бесселя-Неймана. Такъ какъ этотъ термометръ для повѣрки другихъ термометровъ не упо¬ 
треблялся — онъ былъ сравненъ лишь съ термометромъ Лі; 10) а затѣмъ съ термометромъ 
№ 4495, — ТОМЫ ограничиваемся въ этомъ трудѣ относительно него указать па статью 
Гласека^), въ которой изложены всѣ подробности, касающіяся этого термометра; 
4) ртутный термометръ № 4494 (Tonnelot); 
5) ртутный термометръ №. 4495 (Tonnelot), — для обоихъ термометровъ повѣрка 
равенства дѣленій, калиброваніе и вычисленіе поправокъ калибра произведены въ апрѣлѣ 
1886 года въ Международномъ Бюро Мѣръ и Вѣсовъ г-жею А. ТауФФЛибъ, состоявшею 
при Бюро для калиброванія термометровъ. Равенство дѣленій найдено удовлетворительнымъ. 
Калиброваніе было произведено такимъ образомъ, что сперва были взяты 5 частей проме- 
ліутка [0-100], затѣмъ каждая часть, включающая въ себѣ 20°, была калибрована отъ 
2° до 2°; крайнія части были продолжены до — 2° и до -t- 102°. Поправки калибра, вѣро¬ 
ятная ошибка которыхъ меньше 0°0010, приведены ниже въ главѣ о главныхъ нор¬ 
мальныхъ термометрахъ Николаевской Главной Физической Обсернаторіи для температуръ 
выше 0°; 
6 ) ртутный термометръ № 11167 (Tonnelot), калиброванный г-жею С. Моде (S. Maudet) 
въ Международномъ Бюро Мѣръ и Вѣсовъ въ іюлѣ 1894 года. Шкала этого термометра, 
предназначеннаго для измѣреній низкихъ температуръ и имѣющаго два расширенія, раздѣ¬ 
лена на 0°1 отъ —45°1 до -н 4°8, отъ 48°9 до 55°1 и отъ 97°0 до 103°5. Равенство 
дѣленій найдено удовлетворительнымъ. Калиброваніе произведено такимъ образомъ, что 
сперва весь промежутокъ [— 44--І-100] калиброванъ по тремъ частичнымъ промежуткамъ, 
посредствомъ нитей въ 48° и 96°, наблюденныхъ 6 разъ въ каждомъ положеніи, загЬмъ 
калиброванъ промежутокъ [—44--+-4] по тремъ частичнымъ промежуткамъ посредствомъ 
нитей въ 16° и 32°; наконецъ, калиброванъ отъ 2° до 2° каждый изъ трехъ промежутковъ 
[—44—28], [—28— 12] и [—12--+-4]. Поправки дѣленій вблизи 50° и 100° опре- 
дѣленьі черезъ дополнительныя наблюденія. Всѣ поправки отнесены къ системѣ [0-100]. 
Результаты калиброванія термометра приведены въ главѣ, въ которой онъ разсматривается; 
7) толуоловый термометръ № 4932 (Tonnelot), калиброванный въ Международномъ 
Бюро Мѣръ и Вѣсовъ г-жею С. Моде, подъ руководствомъ Гильома, въ концѣ 1891 г. 
Шкала этого термометра, имѣющаго одно расширеніе, раздѣлена отъ О до 570 и отъ 745 
до 805, при чемъ одно дѣленіе, длина котораго =0,70 мм., соотвѣтствуетъ 0°21. Равен- 
1) Н. Wild. Bericht über die Reform der Scbweize- liscben Central-Observatoriums. Report, für Meteorologie, 
riscben Urmaasse. 1868. Bd. XV, № 7, pag. 11—15. 
2) S. Illasek. Die Temperatur-Scalen des Pbysika- 
