30 I. ШУКЕВИЧЪ, ТЕРМОМЕТРИЧЕСКІЯ ИЗСЛТіДОВАШЯ И ПОВѢРКА МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИХЪ И 
ство дѣленій найдено удовлетворительнымъ. Для калиброванія термометръ былъ предвари¬ 
тельно наполненъ ртутью; затѣмт> термометръ калиброванъ обыкновеннымъ образомъ. 
Сперва весь промежутокъ [0-800] былъ калиброванъ по двумъ частичнымъ промежуткамъ 
посредствомъ трехъ нитей въ 400°, наблюденныхъ по 6 разъ въ положеніяхъ [0-400] 
[400-800]; затѣмъ промежутокъ [0-550] калиброванъ отъ 50° до 50° посредствомъ нитей 
въ 50°, 100°, 150°, 200°, 250°, 300°, 350°, 400°, 450°, наблюденныхъ при передвиженіи 
нитей туда и обратно. Поправка точки 750 опредѣлена черезъ дополнительныя наблюденія. 
Результаты калиброванія приведены въ 13-й главѣ. 
Замѣтимъ еще, что въ 1874 году были опредѣлены про<ьессоромъ Л. фонъ-Эттин- 
геномъ поправки калибра термометра № 15851 (Casella, London), принадлежащаго Нико¬ 
лаевской Главной Физической Обсерваторіи. При этомъ оказались такія неправильности 
калибра, что термометръ не можетъ считаться нормальнымъ. 
8. Интерполяція поправокъ метеорологическихъ термометровъ. 
Метеорологическіе термометры провѣряются въ Николаевской Главной Физической 
Обсерваторіи отъ 10° до 10°. Для промен^уточпыхъ дѣленій поправки интерполируются 
прямолинейно. Спрашивается, насколько поправки, полученныя путемъ прямолинейной интер¬ 
поляціи, отклоняются отъ истинныхъ поправокъ? 
При рѣшеніи этого вопроса можно различать два случая. Во первыхъ, вся шкала тер¬ 
мометра можетъ быть раздѣлена на равные промежутки; во вторыхъ, на шкалѣ могутъ 
быть нанесены неравныя дѣленія, съ тою цѣлью, чтобы включить въ дѣленія неправиль¬ 
ности калибра и, въ настоящее время, также приведенія термометра къ международному 
водородному термометру 
Въ первомъ случаѣ, въ полныя поправки, опредѣленныя въ Николаевской Главной 
Физической Обсерваторіи отъ 10° до 10°, включены поправки: 1) отъ не вполнѣ вѣрно при¬ 
нятаго градуснаго дѣленія, 2) приведенія къ водородному термометру и 3) поправки калибра. 
1) Если градусное дѣленіе термометра не соотвѣтствуетъ точно нормальному градусу, 
то поправки, отъ этого зависящія, для ±10°, ± 20° и т. д. прямо пропорціональны этимъ 
дѣленіямъ, и для каждаго промежуточнаго дѣленія поправка можетъ быть точно опредѣлена 
путемъ прямолинейной интерполяціи. 
2) Такъ какъ у ртутныхъ, алкогольныхъ и другихъ термометровъ, изъ того пли дру¬ 
гого сорта стекла, измѣненія приведеній къ водородному термометру не пропорціональны 
измѣненіямъ 'температуры, какъ вообще, такъ и въ промежуткахъ десяти градусовъ, то 
при прямолинейной интерполяціи приведеній для промежуточныхъ показаній термометровъ 
между О и 10, 10 и 20 и т. д. мы допускаемъ н'Ькоторыя систематическія погрѣшности. 
Послѣднія могутъ быть легко опредѣлены. Въ слѣдующей таблицѣ даны для наиболѣе упо- 
