ДРУГИХЪ ТЕРМОМЕТРОВЪ ВЪ НИКОЛАЕВ, ГЛАВЫ. ФИЗИЧЕСК. ОБСЕРВАТОРІИ СЪ 1869 НО 1901 Г. 31 
требляемыхъ у пасъ, въ Россіи, термометровъ приведенія къ водородному термометру 
черезъ каждые 5° и отклоненія приведеній для 5°, 15°, 25° и т. д. отъ прямолинейно интер¬ 
полированныхъ приведеній, при чемъ эти отклоненія являются максимальными отклоненіями, 
или же весьма близкими къ нимъ величинами, въ промежуткахъ между О и 10, 10 и 20 
и т. д. 
Р т 
У т н ы е т 
врмометры. 
Алкогольный 
Толуолевый 
Шкала. 
Іенское стекло 16'“. 
Тюрингенское стекло. 
термометръ. 
термометръ. 
ІІривед. 
Отклон. 
ІІривед. 
Отклон. 
ТІрнвед. 
Отклон. 
ІІривед. 
Отклон. 
О 
О 
—60° 
— 
— 
—7,30 
0 
—14,27 
О 
—55 
— 
— 
— 
— 
-6,50 
-4-0,01 
—12,75 
-4-0,03 
—50 
— 
— 
— 5,71 
—11,28 
-45 
— 
— 
— 
— 
—4,94 
-4 0,02 
— 9,87 
-4-0,03 
—40 
— 
— 
—4,20 
— 8,52 
—35 
— 
— 
— 
— 
—3,51 
-4-0,02 
— 7,22 
-4-0,04 
—30 
-4-0°334 
о 
-4-0°305 
О 
—2,86 
— 6,00 
—25 
-4-0,258 
-0,004 
-4-0,286 
—0,004 
—2,25 
-4-0,03 
— 4,83 
4-0,04 
—20 
-4-0,191 
-4-0,215 
—1,70 
— 3,73 
— 15 
-4-0,132 
-0,004 
-4-0,151 
—0,004 
—1,20 
-4-0,03 
— 2,69 
-4-0,04 
— 10 
H-0j081 
-4-0,094 
—0,75 
— 1,73 
— 5 
-4-0,037 
—0,003 
-4-0,043 
—0,004 
—0,35 
-4-0,03 
— 0,83 
-4-0,03 
0 
0,000 
0,000 
0,00 
0,00 
-4- 5 
—0,031 
—0,003 
—0,037 
—0,003 
— 
— 
— 
— 
-+-10 
—0,056 
—0,069 
— 
— 
-4-15 
-0,077 
—0,002 
- 0,096 
—0,003 
— 
— 
— 
— 
-1-20 
—0,093 
—0,117 
— 
— 
н-25 
—0,105 
—0,002 
—0,134 
-0,002 
— 
— 
— 
— 
-4-30 
—0,113 
—0,146 
— 
— 
н-Зо 
—0,118 
—0,001 
—0,154 
—0,002 
— 
— 
— 
— 
-4-40 
—0,120 
-0,159 
— 
— 
Какъ видно изъ этой таблицы, приведенія ртутныхъ термометровъ въ промежуткахъ 
между —30 и — 20, —20 и —10 и т. д. могутъ быть опредѣлены прямолинейною 
интерполяціею съ точностью до нѣсколькихъ тысячныхъ градуса, что вполнѣ достаточно 
для нашихъ цѣлей. Для алкогольныхъ и толуолевыхъ термометровъ получаются при прямо¬ 
линейной интерполяціи отклоненія до 0°05, Однако въ виду того, что точность наблюденій 
но этимъ термометрамъ вообш,е не велика, то для обыкновеннаго употребленія достаточно 
опредѣлять поправки ихъ, въ десятыхъ градуса, черезъ каждые 10° и для промежуточ¬ 
ныхъ показаній поправки интерполировать прямолинейно. 
3) При прямолинейной интерполяціи поправокъ калибра въ промежуткахъ десяти гра¬ 
дусовъ мы допускаемъ различныя погрѣшности, зависящія отъ случайныхъ неправильностей 
