32 
I, ШУКЕВИЧЪ, ТЕРМОМЕТРИЧЕСКІЯ ИЗСЛѢДОВАНІЯ И ПОВѢРКА МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИХЪ И 
капиллярной трубки. При этомъ, въ нихъ включаются также погрѣшности отъ неправильнаго 
дѣленія шкалы. Весьма вѣроятно, что у большинства провѣренныхъ въ Николаевской Глав¬ 
ной Физической Обсерваторіи термометровъ (Гейслера въ Боннѣ, Гейслера въ Берлинѣ, 
Фуса въ Берлинѣ и Мюллера въ С,-Петербургѣ) эти погрѣшности не больше ± 0°03, и что 
только въ исключительныхъ случаяхъ онѣ превышаютъ ± 0°05, Это предположеніе под¬ 
тверждается также произведенною въ Николаевской Главной Физической Обсерваторіи, въ 
апрѣлѣ 1902 г,, повѣркою раздѣленныхъ на Yg® ртутныхъ термометровъ черезъ каждые 
2°5, Въ слѣдующей таблицѣ приведены для каядаго изъ провѣренныхъ такимъ образомъ 
термометровъ отклоненія наблюденныхъ поправокъ отъ поправокъ, полученныхъ путемъ 
прямолинейной интерполяціи. Какъ видно изъ этой таблицы, только у 5 изъ 18 термомет¬ 
ровъ отклоненія превышаютъ zt0°03. 
РЗ 
cS 
Е, Fuess, 
‘ѣ. Мюллеръ. 
Ч>. U 
0. Мюллеръ. 
Г. Г. Май- 
кранцъ. 
1887 г. 
1892 г. 
1893г. 
1896 г. 
1896г. 
1898г. 
1900 г. 
1901г. 
1902 г. 
1902 г. 
В 
617 
617* 
781 
781* 
313 
652 
652* 
2940 
4019* 
152 
153 
6543* 
6805 
6806 
6807 
6811 
1224 
1224* 
0 ° 
2,5 
+0°02 
0°00 
-0°01 
о°оо 
0°00 
1 
+0°01 
+0°02 
-0,02 
0°00 
-0°01 
0°00 
-0°01 
0°00 
+0°05 
-0°06 
0°00 
1 
СО 
5 
+0,03 
0,00 
-0,01 
0,00 
0,00 
-0,01 
0,00 
+0,03 
-0,01 
0,00 
-0,01 
0,00 
-0,01 
-0,03 
+0,06 
-0,07 
+0,01 
-0,03 
7,5 
+0,01 
0,00 
0,00 
-0,01 
0,00 
о 
о' 
1 
0,00 
+0,01 
-0,01 
0,00 
о 
о' 
1 
0,00 
-0,01 
-0,03 
+0,04 
-0,05 
0,00 
-0,01 
10 
12,5 
-0,01 
0,00 
+0,01 
+0,01 
-0,01 
-0,01 
+0,01 
+0,01 
! 
о 
0,00 
-0,01 
-0,01 
+0,01 
-0,01 
-0,03 
-0,03 
0,00 
0,00 
15 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
+0,03 
+0,01 
-0,03 
0,00 
0,00 
-0,01 
+0,02 
-0,01 
-0,03 
-0,04 
0,00 
+0,01 
17,5 
+0,02 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
+0,02 
+0,02 
-0,01 
0,00 
0,00 
0,00 
+0,03 
+0,01 
0,00 
-0,02 
0,00 
+0,01 
20 
22,5 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
-0,01 
+0,05 
+0,02 
-0,01 
0,00 
-0,01 
-0,02 
+0,01 
-0,02 
+0,01 
-0,02 
+0,02 
+0,02 
25 
0,00 
+0,01 
0,00 
+0,01 
0,00 
-0,02 
+0,05 
0,00 
-0,01 
0,00 
-0,02 
-0,03 
+0,02 
-0,03 
0,00 
-0,03 
+0,03 
+0,04 
27,5 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
-0,01 
+0,05 
0,00 
-0,01 
0,00 
-0,03 
-0,01 
+0,01 
-0,02 
+0,01 
-0,01 
+0,02 
+0,03 
30 
32,5 
-0,01 
-0,01 
0,00 
-0,01 
0,00 
о 
о' 
1 
-0,03 
+0,01 
0,00 
0,00 
0,00 
-0,01 
-0,03 
-0,03 
+0,02 
-0,02 
0,00 
-0,02 
35 
-0,01 
-0,01 
0,00 
0,00 
0,00 
-0,02 
-0,04 
+0,04 
+0,01 
0,00 
-0,01 
0,00 
-0,02 
-0,03 
+0,04 
-0,01 
+0,01 
-0,02 
37,5 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
о 
сГ 
1 
-0,02 
+0,02 
+0,01 
0,00 
-0,02 
0,00 
-0,02 
-0,03 
+0,04 
-0,01 
0,00 
-0,01 
40 
Дѣленіе всей шкалы на равные нромея^уткивъ настоящее время примѣняемся у нормаль¬ 
ныхъ термометровъ, предназначенныхъ для полнаго изслѣдованія (калиброванія, опредѣле¬ 
нія основной разности и пр,), У метеорологическихъ же термометровъ шкала дѣлится на 
неравные промежутки съ тою цѣлью, чтобы включить въ дѣленія неправильности калибра и 
приведенія къ водородному термометру. При этомъ изготовители термометровъ поступаютъ 
