ДРУГИХЪ ТЕРМОІЕТРОВЪ ВЪ НИКОЛАЕВ. ГЛАВЕ. ФИЗИЧЕСК. ОБСЕРВАТОРІИ СЪ 1869 ПО 1901 Г. 33 
слѣдующимъ образомъ: на термометрѣ отмѣчаются точки — 10°, 0°, -ь 10°, -+- 20° и т. д., 
при помощи провѣреннаго хорошаго термометра; отдѣльные промежутки между ними затѣмъ 
дѣлятся на равныя части на спеціальной дѣлительной машинѣ. 
Такъ какъ въ первомъ случаѣ на термометрѣ отмѣчаются при изготовленіи лишь двѣ 
точки 0° и 100° или 0° и какая-нибудь другая точка, напр. 30°, а затѣмъ, на основаніи 
отмѣченнаго промежутка [0°-100°] или вообще [0°-^°], всю шкалу дѣлятъ на равныя части, 
то все различіе между обоими случаями, т. е. между термометрами съ равными дѣленіями 
по всей шкалѣ и термометрами съ приведенною шкалою, состоитъ въ томъ, что у послѣднихъ 
шкала слагается изъ нѣсколькихъ, такъ сказать, основныхъ промежутковъ [—10°-0°], 
[0°-10°], [10°-20°] и т, д , изъ которыхъ каждый имѣетъ равныя дѣленія. Такъ какъ 
повѣрка термометровъ производится въ Николаевской Главной Физической Обсерваторіи 
черезъ каждые 10°, то второй случай сводится къ первому, и все, что сказано выше объ 
интерполяціи поправокъ, относится и къ термометрамъ съ приведенною шкалою. 
Прямолинейная интерполяція въ промежуткахъ отъ 10° до 10° даетъ намъ поправки 
у большинства термометровъ съ точностью до і±:0°02, и только въ исключительныхъ слу¬ 
чаяхъ точность меньше ± 0°05. Провѣряя термометры отъ 5° до 5°, мы бы увеличили 
точность приблизительно вдвое. 
Обратимъ еще вниманіе на то, что повѣрка отъ 10° до 10° термометровъ съ при¬ 
веденною шкалою не даетъ никакого критерія о правильности калибра, а показываетъ лишь, 
съ какою точностью изготовителемъ термометра нанесены на шкалу точки — 10°, 0°, 10°, 
20 ° и т. д. 
Поправки термометровъ даются на сертификатахъ Николаевской Главной Физической 
Обсерваторіи или при температурахъ сличенія въ сотыхъ градуса или, для удобства наблю¬ 
дателей метеорологическихъ станцій, отъ 0°1 до 0°1 для опредѣленныхъ промежутковъ 
шкалы, предѣламъ которыхъ соотвѣтствуютъ поправки 0,05, 0,15, 0,25 и т. д. или, 
вообще, zt 0,05*(2w -ь 1), гдѣ п = 0, 1, 2, 3,... Эти предѣлы опредѣлялись раньше 
графически, а съ 1900 г., ради экономіи во времени, они вычисляются при помощи ниже¬ 
слѣдующей, составленной мною таблицы. (См. стр. 34). 
Эта таблица примѣнима, когда поправки даны въ сотыхъ градуса для температуръ отъ 
10° до 10°. Ею пользуются слѣдующимъ образомъ: берутъ разность (А) между двумя сосѣд¬ 
ними поправками и дополненіе поправки, данной для низшей температуры, къ 0,05-(2и-+-1). 
Затѣмъ по разности А и дополненію отыскиваютъ въ таблицѣ предѣлъ, въ графѣ «н-», если 
температура выше 0°, въ графѣ «—», если температура ниже 0°. Напр., если при —20° 
поправка =-ь 0°1 9, при—10 ° = -н0°08, то таблица даетъ для разности поправокъ 
А = 0°11 и для дополненія 0°19 къ 0°15 = 0°04 въ графѣ «—» предѣлъ: — 6°3, а въ 
данномъ случаѣ (между —20° и —10°) предѣлъ: —16°3, отъ котораго поправка будетъ 
-н 0°1, такъ что 
отъ — 20°0 до — 16°4 поправка = 0°2 
» —16,3» X » =-+-0,1. 
Зап. Фпз.-Мат. Отд. 5 
